6 G. Melander. 



des pressions de millionièmes de millimètre. Cette pompe communique, d'une 

 part, avec l'air extérieur, par l'intermédiaire de deux triples flacons laveurs 

 contenant de l'acide sulfurique; d'autre part, avec l'appareil destiné proprement 

 à mesurer la dilatation. Celui-ci, qui est aussi reproduit Fig. II, se compose 

 de trois parties différentes, que j'ai nommées: 



La chaudière. 



Le comparateur. 



Le compresseur. 



La chaudière, représentée Fig. I et Fig. II, à droite, se compose : 



l:o d'un vase en fer-blanc pour la production de la vapeur. Ce vase est 

 essentiellement pareil à celui de Regnault, excepté qu'il est muni par le haut 

 de deux étuves cylindriques au lieu d'une. La plus petite étuve était super- 

 flue pour les expériences en question, mais la chaudière étant faite pour un 

 double but, je ne voulais pas la simplifier pour ces recherches spéciales. Ces 

 étuves consistent en deux gros tubes en fer-blanc, à double paroi, fermés en 

 haut, et coupés horizontalement en deux moitiés, dont l'inférieure représente 

 le corps, et est fixée sur le vase de la chaudière, la supérieure représente le 

 couvercle de l'étuve. Les deux parties des étuves sont soudées sur des an- 

 neaux de fer, dont les inférieurs sont munis de ceintures de caoutchouc. Les 

 anneaux étant ajustés l'un sur l'autre, on peut, par l'application de poids sur 

 les couvercles, à peu près hermétiquement presser ceux- ci contre le corps des 

 étuves. On voit le plus petit de ces couvercles représenté séparément (Fig. I 

 à la gauche de la chaudière). Les fonds des deux cylindres intérieurs des 

 étuves consistent en réseaux de fil de laiton qui empêchent la neige, 

 employée à produire la température de 0°, de tomber dans le vase inférieur 

 de la chaudière. A la température de 100°, la vapeur dévelopée dans ce vase 

 pénètre dans les cylindres intérieurs des étuves, puis elle passe par des ori- 

 fices ménagés dans les parois intérieurs des couvercles, et parcourt dans toute 

 leur longeur les espaces intermédiaires des deux parois des étuves, pour sortir 

 de la chaudière par des tubes dans les fonds de ces espaces. 



Le manomètre sort de la chaudière entre les deux étuves. Son bout 

 libre, qui est muni d'une échelle de millimètre, plonge dans une auge pleine 

 d'eau distillée (voir Fig. I). 



La chaudière peut être chauffée par deux brûleurs. Le ballon B repose 

 dans la plus large étuve sur un trépied en fer entouré d'étoffe gommée. Le 

 goulot de ce ballon est tourné vers le bas et soudé à un tube capillaire cc'c" 

 (Fig. II). Ce tube, entouré de caoutchouc, pénètre en c' les deux parois de 

 cette étuve et met le ballon B en communication avec le comparateur. 



