Etudes auf la dilitation de Vhydrogène. 7 



La fig. I présente aussi le plus petit cylindre avec tous ses accessoires 

 (les tubes, le ballon, les thermomètres, le réservoir avec son support), quoique 

 ceux-ci aient été exclus de l'appareil pendant ces expériences. 



Entre les deux étuves, près du tube ce', on avait fixé le thermomètre T 7 

 de manière que son réservoir était à la même hauteur que le point c' de ce tube. 



d- 



Fig. IL 



Comme il a été dit plus haut, la chaudière communique avec le compa- 

 rateur par le tube capillaire cc'c". Pour diminuer l'influence du rayonnement 

 de la chaudière, j'ai placé l'écran en bois SS' entre celle-ci et le comparateur. 

 Le thermomètre T 6 est fixé sur cet écran. 



Le comparateur (voir Fig. I et II) consiste en un tube fourchu Fe Ee', 

 dont les deux bras parallèles ont un diamètre intérieur de 22 mm. à leurs 



