8 G. M ELÄNDER. 



parties supérieures F et B. Ces tubes F et B sont munis chacun de sa pointe 

 en verre noir, soudée à l'intérieur des tubes, tout près de ces extrémités su- 

 périeures. Les parties terminales de ces pointes, recourbées vers le bas, sont 

 destinées à servir de repère. Le papier blanc fixé derrière ces pointes noires, 

 sert à faire apparaître dans toute leur netteté les images réfléchies de ces 

 pointes. Elles coïncident avec les axes de ces tubes et sont sensiblement dans 

 le même plan horizontal, ce que l'on a fait avant de fixer le comparateur et 

 contrôlé plusieurs fois après en remplissant le comparateur de mercure jusqu'à 

 ces pointes. Le troisième bras ee' du comparateur est allongé en bas par un 

 tube de caoutchouc, qui relie ce tube au réservoir de mercure R'. Ce réser- 

 voir R' peut, à l'aide d'une corde à poulie, se déplacer verticalement, mais, 

 pour les installations plus délicates, le tube de caoutchouc est muni d'une pince 

 élastique k, au moyen de laquelle on peut modifier convenablement la hauteur 

 du mercure dans le comparateur. Grâce à cette disposition, on peut faire 

 monter le mercure dans les deux tubes F et E avant chaque observation et 

 éliminer ainsi l'influence de la capillarité. 



Le thermomètre T 5 , dont le réservoir est à la même hauteur que les pointes 

 noires, est fixé entre les tubes F et E. 



Le tube E étant relié à la chaudière, le tube F communique par le tube 

 capillaire dd' avec le ballon C du compresseur. 



Le conyiresseur (voir Fig. I et II) se compose de deux ballons C et D, 

 qui communiquent entre eux par le tube cylindrique ff. Le ballon D est en 

 bas allongé par le tube aussi cylindrique gg'. Le volume de D est au vo- 

 lume de C à peu près comme 100 a à l'unité. Pour maintenir ces ballons à 

 une température aussi constante que possible, ils sont entourés chacun d'un 

 vase en tôle galvanisée, plein d'eau, dont la face antérieure est fermée par 

 une glace. Les fonds en entonnoir de ces vases sont tous deux munis de 

 deux goulets, les uns, qui sont centraux, renferment les tubes correspondants, 

 les autres servent à vider les vases. 



Les échelles de millimètre mm et m'm', tracées au miroir, sont fixées ver- 

 ticalement derrière les tubes ff et gg'. 



Le tube gg' communique par le tube ii' et un tube de caoutchouc avec 

 le réservoir de mercure R", muni d'un tube contenant du chlorure de calcium. 

 On peut déplacer aussi ce réservoir verticalement le long d'un support. Le 

 tube ihh', qui sort de la fourchure, relie le comparateur à la boule de des- 

 siccation de la pompe à mercure. Cette boule contient de l'acide phospho- 

 rique anhydre. 



