Etudes sur la dilatation de Vhydrogènc. 9 



Le thermomètre T 4 donne les températures du ballon C; le thermomètre 

 T 2 , celles du ballon D. Les réservoirs de ces deux thermomètres sont placés 

 dans l'eau, tout près des ballons et à la même hauteur que les centres des 

 ballons. Le thermomètre T 3 mesure la température du gaz contenu dans le 

 tube ft', et le thermomètre T ï celle du gaz contenu dans le tube gg'. 



Le comparateur et le compresseur sont tous deux montés sur des supports 

 fixés au mur. 



Marche des expériences. 



L'appareil étant rempli de gaz bien sec, on entoure complètement le ballon 

 B et son goulot jusqu'à c' de neige fondante. Peu après, on supprime la 

 communication avec la pompe à mercure en faisant monter le mercure dans le 

 compresseur jusqu'au milieu du tube gg'. Lorsqu'on est sûr que la pression 

 est la même dans tout l'appareil, on élève le réservoir R', pour mettre le 

 mercure du comparateur en contact avec les pointes noires. 



Deux heures après environ, on observe les thermomètres T 4 T 3 T 5 T 2 1\ 

 dans l'ordre que nous indiquons ici. Puis on rend la pression du gaz dans 

 la chaudière et le compresseur sensiblement la même: ce qui est facilement 

 fait en variant un peu le volume du gaz dans le compresseur jusqu'à ce que 

 l'on parvienne à mettre les pointes noires du comparateur simultanément en 

 contact précis avec leur images réfléchies dans le mercure. Les règlements 

 les plus fins du mercure dans le comparateur sont faits au moj'en de la pince 

 k, et on finit toujours par élever le mercure en même temps dans les deux 

 branches parallèles du comparateur. L'uniformité des pressions dans tout 

 l'appareil étant ainsi établie, on note de nouveau les températures des thermo- 

 mètres dans l'ordre Tj T 2 T 5 T 3 T 4 et maintenant aussi celles des thermomètres 

 T 6 et T 7 . On note encore la position du mercure dans le tube gg'. Toutes 

 ces opérations sont faites aussi rapidement que possible, pour éviter réchauf- 

 fement par la présence de l'observateur. 



On répète toutes ces annotations et manipulations dans le même ordre 

 deux ou trois fois de suite avec des intervalles de 10 à 15 minutes. 



Cela fait, on verse une quantité fixe d'eau sur le ballon B, pour faire 

 fondre la neige qui l'enveloppe. Celle-ci et l'eau produite par la fusion 

 de la neige, découle par le réseau du cylindre intérieur dans le vase 

 inférieur de la chaudière. On enlève les restes de la neige, on applique les 



