10 G. Helander, 



couvercles sur les étuves, on note la hauteur de l'eau dans le manomètre et 

 l'on met le feu, d'abord à l'un, et, une demi-heure après, à l'autre des brûleurs. 



On doit maintenant bien surveiller l'appareil, car le gaz contenu dans 

 les réservoirs de la chaudière se dilatant par le chauffage, le mercure s'abaisse 

 dans la branche Ee et monte dans la branche Fe du comparateur. Pour 

 maintenir cependant une pression uniforme dans tout l'appareil, on doit 

 comprimer le gaz dans le compresseur en diminuant son volume dans la 

 même proportion que la pression croît dans la chaudière. On augmente donc 

 la pression uniformément dans toutes les parties de l'appareil, le volume du 

 gaz dans la chaudière restant presque constant. Pour cela on fait monter le 

 mercure dans le ballon D en élevant successivement le réservoir R". On ra- 

 mène ensuite les niveaux du mercure dans les tubes Ee et Fe, à la hauteur 

 des pointes noires; ces deux se sont abaissées en effet par l'augmentation de 

 la pression dans l'appareil. 



Lorsque l'ébullition a été continuée pendant deux heures environ, on fait 

 une installation préliminaire des niveaux du mercure dans le comparateur pour 

 rétablir l'uniformité des pressions. On doit pour cela faire monter le mercure 

 dans le compresseur jusqu'à un endroit du tube ff. Une demi-heure après, 

 on observe le baromètre, on note les températures des thermomètres T 4 T 3 T 5 

 dans l'ordre indiqué, on varie un peu le volume du gaz dans le compresseur, 

 jusqu'à ce que l'on parvienne, au moyen de la pince, à mettre les pointes 

 noires du comparateur simultanément en contact précis avec leurs images ré- 

 fléchies dans le mercure. L'uniformité des pressions étant ainsi rétablie, on 

 observe les températures des thermomètres T 5 T 3 T 4 T 6 T 7 . On note encore 

 la position du mercure dans le tube if, la dépression de l'eau dans le mano- 

 mètre et la hauteur barométrique. 



On répète les mêmes observations deux ou trois fois de suite à 10 ou 

 15 minutes d'intervalle. 



L'ébullition étant finie, on note la hauteur de l'eau dans le manomètre. 



Calcul des expériences. 



Si les températures des volumes difféi'ents, à l'exception de celles de la 

 chaudière, demeuraient invariables pendant toute l'expérience, le calcul de a 

 serait plus simple. Mais cette supposition ne peut être réalisée pratiquement 

 d'une manière rigoureuse. C'est pourquoi on doit déterminer quelle fonction 

 est a de la température des diverses parties de l'appareil. 



