4 Arvid Neovius. 



nannten Wasservolums geschieht in beiden Fällen durch ganz analoge Diffe- 

 renz-Wägungen. Man bestimmt nämlich zuerst das Gewicht des Körpers und 

 dann dasselbe Gewicht, vermindert im ersten Falle und im Zweiten Falle ver- 

 mehrt mit dem Gewicht des genannten, durch das Körpervolum definirten Was- 

 servolums. Der einzige, unbedeutende Unterschied beider Verfarungcn liegt 

 darin, dass der Körper bei hydrostatischer Wägung nur während der ersten 

 Gewichtsbestimmung, bei Wasserwägungen dagegen während beiden, die Diffc- 

 renz-Wägung bildenden Gewichtsbestimmungen dem Auftriebe der Luft ausge- 

 setzt ist. 



Den Grundsätzen des Metersystems gemäss muss die Masse des Kilograms 

 überall der Masse des internationalen, bei dem Bureau in Sèvres aufbewahrten 

 Prototyps m aus Iridiumplatina gleich sein. Die Stoffe, welche man bei Fa- 

 brikation von Gewichten anwendet, sind indessen von nicht wenig verschiedener 

 Dichtigkeit, selbst wenn sie im Handel einen und denselben Namen tragen. So 

 hat man z. B. bei der Aichungskommission in Finland gefunden, dass das spe- 

 eifische Volum einiger vom {inländischen Münzhause in Helsingfors gelieferten 

 Kilogramstücke aus Messing zwischen 117 und 123 ml. kg" 1 varierte. 



Hieraus erhellt die Notwendigkeit bei Bestimmungen von wirklichen Pre- 

 cisionsgewichten deren Volumen zu kennen. Das geeignetste Mittel hierzu ist 

 die hydrostatische Wägung. 



Wasscrwägung aber ist das genaueste Verfaren zur Bestimmung von 

 llaummaassen, welche wasserdicht sind und durch Wasscrfüllung nicht beschä- 

 digt werden können. Dieses Verfaren ist z. B. bei der finländischen Aichungs- 

 kommission zur Bestimmung sämtlicher Arbeitsnormale der finländischen Aicher 

 angewendet worden, und ist auch in einigen anderen Ländern in gewissen Fäl- 

 len für denselben Zweck amtlich vorgeschrieben. 



Die Reductionsberechnungen, welche nöthig sind, um aus den rohen Re- 

 sultaten stereometrischer Wägungen die definitiven Volumen zu erhalten, sind, 

 wenn sie mit grösster Genauigkeit und jedes Mal vom Anfange an ausgeführt 

 werden sollen, gewöhnlich sehr zeitraubend und beschwerlig. Dies hat mich 

 bestimmt zum Dienste Anderer die Tafeln, welche ich ursprünglich für eigene 

 Bcdürfniss zusammengestellt und bei der Anwendung vom nicht wenigen Nut- 

 zen gefunden habe, im Druck erscheinen zu lassen. Ich habe sie auf die in 

 „Travaux et mémoires du bureau international des poids et mesures* t. I vor- 

 kommenden Tafeln gestützt, weil es für Erhalten der Einheit des internatio- 

 nalen Systems der Maasse uncrlässlich ist, dass auch bei allen metronomischen 

 Reductionsberechnungen überall auf demselben Grunde gebaut wird, und dass 

 etwaige Veränderungen, z. B. die Einführung neuer Konstantenwerthe, nur 



