Tafeln sutn Gebrauch bei stereometrischen Wägungen. 13 



Die Genauigkeit, welche man bei stereo-metrischen Wägungen erreichen 

 kann, ist, wie die Tafeln zeigen, wesentlich durch die Genauigkeit des Werthes 

 von t„ bestimmt. Diese Temperatur ist keineswegs gleich der Temperatur ei- 

 nes jeglichen Punktes des Wassers, sondern eigentlich die Mitteltemperatur 

 des weggedrängten bezw. eingeschlossenen Wassers; man muss wohl desshalb 

 annehmen, dass man in günstigsten Fällen kaum hoffen kann den Werth von 

 /„ näher als bis auf ± 0,"o5 zu finden. 



Diese Unsicherkeit im Werthe von („. verursacht in ß eine Unsicherkeit, 

 welche bei Temperaturen zwischen + 10° und + 30 n sehr nahe durch ± %t„ 10" 6 

 dargestellt werden kann und also für gewöhnliche Raumtemperaturen unge- 

 fähr ± 10" 5 ist. Hierzu kommt noch die Schwierigkeit «,t, und f ganz genau 

 zu bestimmen, die Wirkung möglicher Störungen im Temperaturgleichgewicht 

 zwischen dem Körper und der Luft resp. dem Wasser, wie auch diejenige des 

 Luftgehalts des Wassers etc. Es ist also unwahrscheinlich das die physikali- 

 schen Störungsursachen den fünften Decimal des (1 + ß) -Werthes unberührt 

 lassen. Bei Wasserwägungen ist noch die Schwierigkeit einer ganz genauen 

 Verwirklichung des Begriffes „Gefäss gefüllt'' zu erwähnen. 



Es wäre daher unnöthig gewesen in den Tafeln eine grössere mathema- 

 tische Genauigkeit anzustreben als, dass man den sechsten Decimal durch sie 

 annähernd richtig erhalten würde. Ein anderes Verfaren hätte ohne Nutzen 

 nur die Tafel erweitert und verwickelt. 



