5° 



w. GRIMSGAARD. M.-N. Kl. 



Feilen ved blandingen av blod og fortyndingsvædske har Mayer for- 

 sogt at beregne for Fleischl's apparat, naar han benytter kapillærrer 

 til avmaaling for blodet, og fandt som endeligt resultat teilen kun at være 

 ± o,j6Sj°lo', differensen mellem hvert forsegs heleste og laveste avvigelse 

 fra middeltallet kunde dog variere fra 0,9 op til 14,3 "'o- Ved Miescher's 

 forbedrede metode maatte procenten yderligere kunne tænkes at bli 

 reduceret. Blandingen ved Sahli's metode foregik paa den maade, at jeg 

 dels flittig rørte om med pipetten, dels blæste gjentagne gange luft gjen- 

 nem vædsken; de derved dannede blærer paa overfladen forsogte jeg altid 

 omhyggelig at klemme itu, forinden avlæsningen skedde; flere ganges 

 forsog paa at avlæse i forskjellige segmenter gav altid samme resultat; 

 den indvending, som er gjort ligeoverfor Hayem's noget lignende blan- 

 dingsraetode ved tælling av rode blodlegemer, maa selvfolgelig ogsaa delvis 

 gjøres gjeldende ved benyttelsen av Sahli's apparat. 



Benyttelsen av defibrineret blod skulde forebygge enhver uklarhed av 

 opløsningen, hvad der ellers undertiden vil indtræde. Tilsætning av kul- 

 surt natron (Miescher i "'yo) skulde opklare vædsken fuldstændig, men efter 

 enkeltes mening tillige give ringere værdier ved avlæsning paa hæmo- 

 metret. 



En stor ulempe ved S.>\hli's metode er den, at man kun har anled- 

 ning til én avlæsning for hver præparation, medens man ved Fleischl's 

 hæmometer, hvor man har en konstant blodoplesning og varierende skala, 

 kan kontrollere den fundne værdi ved gjentagne farvesammenligninger. 



Av de i originalarbeidet nævnte modlHkationer av metoden skal jeg 

 her kun omtale den, der benytter pikrokanninnplosiiing til sammenligning: 



Malassez's x.hémochromomètre«: giver efter Otto for lave værdier 

 og kan kun bruges til relative bestemmelser. La.ache har ben\'ttet denne 

 metode. Har jeg forstaaet ret, er omsætningen hos ham til hæmoglobin 

 foregaaet efter den beregning, at 100 ccm. blod, der indeholder 12,5 gr. 

 hb., skal binde 26 ccm. surstof, altsaa i gr. hb. skal binde 2,08 ccm. O 

 ved 0° og 760 mm. tryk — istedetfor efter Hcbner 1,582 ccm. O (Bohr 

 1,560). I liter av det blod, som svarer til »9«-punktet, skal i i "u opløs- 

 ning binde 180 ccm. O, og dette vil derfor indeholde //,_/ gr. lib. istedet- 

 for 8,6 gr. /los Malassez og L.\ache; omgjort da efter forholdet -^-^ 



0,6 



\il Laache's gjennemsnitstal for mænd |= 0,112 gr.) og for kvinder 

 (= 0,099) bli resp. 0,148 gr. og 0,1 ji gr. hb., der svarer til Otto's 

 tal 0,1457 og 0,1327. 



