I916. No. 13" NORDLICHTUNTERSUCHUNGEX. Il 



Um mögliche \'ariationen mit der Höhe des Nordlichts zu untersuchen, 

 \vurden gleichzeitige Höhenbestimmungen mittels der von C. Stormer be- 

 nutzten photographischen Methode geplant. 



Die Apparate. 



§ 4. Für die Wellenlängenbestimmungen benutzte ich einen licht- 

 starken Spektrographen (Tafel I) mit ziemlich großer Dispersion. Er ist 

 nach Konstruktion des Herrn Professor Zenneck von Herrn Mechaniker- 

 meister J. Cremer in Danzig gebaut worden^, nur wurden einige Ände- 

 rungen, die für die Nordlichtbeobachtungen nötig waren, vorgenommen. 



\''or allem war es notwendig, um nicht allzu grofte Belichtungszeiten 

 zu brauchen, daß der Apparat schnell auf jedes beliebige Nordlicht ein- 

 gestellt werden konnte. 



Für diesen Zweck war der Apparat auf einer kreisförmigen Scheibe 

 angebracht, die in einer äußeren kreisförmigen Fassung um eine vertikale 

 Achse drehbar war. Mittels eines am Apparat befestigten Holzarms konnte 

 man dem Apparat ein beliebiges Azimut geben. 



Um verschiedene Höhen anvisieren zu können, war vor dem Spalt 

 ein Planspiegel so angebracht, daß er mit der Kollimatorachse einen Winkel 

 von 45° bildete und um diese Achse drehbar war. Der Spiegel is) war 

 in einem Winkelrohr angebracht (Fig. i|. An dem äußeren Ende des 

 Rohrs konnte nach Belieben eine Kondensatorlinse (/l angebracht werden. 

 Die Anwendung einer Kondensatorlinse hat jedoch nur für solche Nord- 

 lichter einen Zweck, deren anguläre Ausdehnung größter Helligkeit so 

 klein ist, daß der Öffnungskegel des Kollimators nicht ausgefüllt wird. 



Mittels einer verschiebbaren Blende (Fig. 2) vor dem Spalt konnten 

 Vergleichsspektren auf beiden Seiten des untersuchten Spektrums aut- 

 genommen werden. II. Fig. 2 zeigt die Stellung des Spaltes im Verhältnis 

 zur Blende bei Nordlichtaufnahmen. I. die Stellung bei den Vergleichs- 

 aufnahmen. 



Wegen der geringen Stärke des Nordlichts und der daher notwendigen 

 langen Belichtungszeiten war es nicht möglich, die etwaigen Änderungen 

 des Spektrums mit dem Spektrographen zu verfolgen; für diesen Zweck 

 wurde deshalb ein Spektroskop von H. Heele, Berlin, benutzt. Die Wellen- 

 längen konnten mittels einer Mikrometerschraube bestimmt werden. 



^ Eine ausführliche Beschreibung des Apparats hat J. Zenneck in Phys. Z. S. 12, p. 1199. 

 19 II gegeben. 



