l8 L. VEGARD. M.-N, KL 



Es zeigte sich also, dafà man mit einer grünempfindlichen Platte die > 

 Nordlichtlinie ziemlich schnell aufnehmen kann, und bei Benutzung von 

 größerer Dispersion ist eine sehr genaue Bestimmung dieser Linie auf 

 photographischem Wege ohne allzu lange Belichtungsdauer durchführbar. 

 Leider hatte ich keine Gelegenheit, die Beobachtungen weiter zu verfolgen. 



Die photographierten Linien des Nordlichtspektrums sind sehr schwach 

 und treten auf den reproduzierten Spektrogrammen nur schwach hervor. 

 Um die Linien durch ein objektives Verfahren deutlicher darzustellen, habe 

 ich einige davon photometrieren lassen. 



Die Photometrierung verdanke ich dem Herrn J. Holtsmark; sie ist 

 mit einem von ihm gebauten Kochschen registrierenden Photometer aus- 

 geführt. Photographische Kopien der photometrierten Kurven sind auf 

 Tafel II gegeben. 



Das erste scharfe Maximum der Kurve für die Platte I gibt die Linie 

 4278, das kleinere zweite Maximum rührt von einem kleinen Ri6 in der 

 Platte her. 



Von Platte 2 sind die vier stärksten Linien photometriert. Die Linie 

 (4278) ist besonders stark und scharf. Doch mufe man sich davor hüten, 

 die Kurvenordinaten irgendwie als ein Mala der Emissionsintensität der 

 betreffenden Linien zu betrachten. Denn erstens sind die Ausschläge des 

 registrierenden Galvanometers nicht der Intensität des Lichtes proportional^ 

 zweitens hängt der photographische Eindruck der verschiedenen Spektral- 

 linien vom Spektrographen und den Empfindlichkeitsverhältnissen der 

 Platte ab. 



Von Interesse ist, dafs die Linie (4278) nicht symmetrisch ist, sondern 

 eine deutliche Abtönung nach Violett zeigt. Dieselben vier Linien sind 

 für Platte 3 photometriert, sind aber hier etwas breiter. Auch hier zeigt 

 die Linie 4278 eine Abtönung nach Violett. 



Die Kurven (Tafel II, Platte 4) gibt die gelbgrüne Nordlichtlinie wieder. 

 Die Linie ist auch hier etwas verbreitert und zeigt in der Tat zwei Maxima. 

 Dies rührt daher, dafe die Platte wahrscheinlich durch die Bewegung des 

 Spektrographen bei der Anvisierung sich ein wenig bewegt hat. 



Ausmessung der spektrographischen Aufnahmen. 



§ 10. Die Spektrogramme wurden mittels eines Mikroskops, das an 

 dem beweglichen Teil einer Teilmaschine befestigt war, ausgemessen. Die 

 Schraube war in Vioo n^rn- geteilt. Die größte Genauigkeit bei der Ein- 

 stellung erzielt man bei einer mäfaigen Vergrößerung des Mikroskops. 

 Eine etwa zehnfache Vergrößerung wurde geeignet gefunden. 



