20 



L. VEGARD. M.-N. Kl. 



Eine zweite Fehlerquelle rührt daher, daß nur ein gewisses Spektral- 

 gebiet scharf eingestellt ist. Besonders waren die Linien im Violett etwas 

 unscharf. Mit der starken Belichtung des Vergleichsspektrums werden die 

 Linien verbreitert; wenn sie aber unscharf sind, ist die Verbreiterung un- 

 symmetrisch, so dass, wenn man die Lage einer Linie durch ihre Begrenzungen 

 bestimmt, die einseitige Verbreiterung einen Fehler in der zu bestimmenden 

 Linie hervorruft, falls diese nur kurz belichtet gewesen ist. 



Um diesen Fehler zu finden, habe ich mich der Tatsache bedient, 

 dafe die vier stärksten Nordlichtlinien im Blau und Violett wenigstens sehr 

 annähernd mit Bandenköpfen des Stickstoffspektrums zusammenfallen. 



Die Bestimmung wurde folgendermafaen ausgeführt: Es wurde zuerst 

 eine Aufnahme gemacht, wo die V^erhältnisse bei den Nordlichtspektro- 

 grammen (PI. 2) so genau wie möglich wiedergegeben wurden, nur war das 

 Nordlichtspektrum durch ein lichtschwaches Stickstofifspektrum ersetzt. Ein- 

 stellung des Spektrographen und Breite des Spalts waren dieselben wie 

 bei den Nordlichtaufnahmen, und ein Heliumrohr diente als Vergleichslicht- 

 quelle. Dann wurde eine Aufnahme mit engem Spalt und bei mäfaiger 

 Belichtung sowohl für Stickstoft' als auch für Helium gemacht. Die beiden 

 Spektren wurden ausgemessen, und die Bandenköpfe im Verhältnis zu den 

 Linien des Vergleichsspektrums in der angegebenen Weise bestimmt. 



Tabelle V enthält die Ergebnisse der drei stärksten Bandenköpfe: 



Tabelle V. 



Enger Spalt Breiter Spalt Korrektion 



Nur für die violette Linie ist die Korrektion bemerkbar. 



Ergebnisse der Wellenlängenbestimmung. 



§ 12. Die Ergebnisse der Ausmessung der Platten und der Bestim- 

 mung der Wellenlängen sind in Tabelle VI zusammengestellt. Unter /. 

 sind die zur Bestimmung der hiterpolationsformel benutzten drei Linien 

 angegeben. S sind ihre Abstände auf der Platte von der mittleren Linie 

 aus gerechnet. Sa- ist der entsprechende Abstand der gesuchten Nordlicht- 

 linien. Sämtliche 5-werte sind für Krümmung: korrisfiert. 



