90 



OLAF SCHEEL. M.-N. Kl. 



Druck besteht; das Einzige, was sich mit einiger Regehiiäfsigkeit ableiten 

 liefe, war, dafe die zwei Werte einander relativ näherrücken bei steigendem 

 systolischen Druck, und die Erklärung hiervon ist einfach genug, denn die 

 Trägheit des Manometers nimmt bei steigendem Druck zu, und es gibt 

 dann verhältnismäßig geringere Ausschläge als bei niedrigem Druck; bei 

 sehr hohem Druck ist es überhaupt oft schwierig, Ausschläge am Manometer 

 zu beobachten, selbst wenn der Radialpuls fühlbar ist. Die oszillatorische 

 Bestimmung des systolischen Drucks wird deshalb leicht zu niedrige Werte 

 geben bei hohem Druck, und das ist der Grund, warum französische 

 Forscher, um diesen Fehler zu vermeiden, eigne Manometer konstruiert 

 haben, bei denen die Manometerfeder die Oszillationen von einer Membrane 

 aus überträgt, die auf beiden Seiten bei allen Druckhöhen unter gleicher 

 Belastung gehalten wird, so dafs die Trägheit des Apparats keine Rolle 

 mehr spielt; dies ist der Fall z. B. mit Pachons Sphygmomanometer. 

 Aber auch mit dieser Modifikation ist die oszillatorische Bestimmung des 

 systolischen Drucks nicht anzuempfehlen, da man nicht wissen kann, welche 

 Gröfee der Ausschläge dem systolischen Druck entspricht, und da die Größe 

 der Ausschläge mutmaßlich abhängig ist von der Größe der Pulswelle. 



