46 



GUNNO KINNMAN 



Tal). VII. Kontroll av xylometer: tre gånger upprepad neddoppning av lo sektioner 



av en torr granstam. 



Kvicksilvermetoden. 



Även för smärre provkroppar kan man begagna sig av ett liknande 

 förfaringssätt, men då framträder likasom vid den hydrostatiska vågen 

 de svårigheter som bero pä träets vattenabsorbtion. Någon annan vätska 

 måste därför användas som alls icke eller ätminsfone obetydligt absor- 

 beras av cellväggen. En sådan vätska är kvicksilver. Vid häftiga 

 stötar kan visserligen inträffa att detsamma tränger in i cellruuinten 

 där det ligger som mikroskopiska droppar förlänande åt ytan en grå 

 färgton. Cellväggen däremot är oemottaglig. På grund av kvicksilvrets 

 höga spec. vikt är det lätt att beräkna vikten och alltså även volymen 

 av sålunda förlorat kvicksilver och korrigera för avläsningsfel (se nedan). 

 Mycket sällan inverkar detta fel på resultatet. I intet fall har någon 

 mätbar förändring i trästyckets verkliga volym på grund av kvicksilver- 

 absorbtionen kunnat påvisas. 



För att möjliggöra en bekväm uppmätning av volymen efter denna 

 metod har för pappersvedundersökningarna konstruerats den apparat 

 som fig. 3 visar'. 



Här må anföras några mätningar som visa kvicksilvermetodens till- 

 förlitlighet och användbarhet. 



En SKF-stålkula av 4,19 cm^:s volym uppmättes i apparaten till 

 4,197 cm^ med ett medelfel := + o>oo7 (10 mätningar). För kontroll av 

 graderingen även i övre delen a\' röret påfylldes kvicksilver varefter 

 volymen uppmättes till 4,191 med ett medelfel av + 0,018 (10 mätningar). 



* Utförlig beskrivning lämnas i Meddelande från Pappersmassekontoret n:r 36. Kemiska 

 undersökningar å svensk tall och gran, av konstruktören, fil. dr H. E. Wahlberg. 



