48 



GUNNO KINNMAN 



olägenheten att luften vid hårda stötar pressas ut ur cellerna och ersattes 

 med kvicksilver. 



Om provstyckets volym ta^es större än stålkulans och kvicksilvret får 

 rinna sakta vid omvälvningarna av apparaten, ger metoden även i fråga 

 om trä ett gott resultat, såsom nedanstående mätning visar: 



Tah. J^/II. Prov med trästycke i kvicksilverxylometer. 



medeltal 9^52 



Medelfelet 



v/"' 



+ 0,007 



Av tab. VIII framgår, att även med försiktig behandling något kvick- 

 silver lätt intränger; i synnerhet är detta fallet om cellerna äro breda, om 

 trästycket är kådigt och om temperaturen under arbetet är för hög. 

 Det är då nödvändigt att göra korrektion för kvicksilvrets inträngande. 

 Genom att trästycket väges såväl före som efter neddoppningen, erhålles 

 uppgift på vikten av förlorat kvicksilver, varefter volymen beräknas med 

 ledning av spec. vikten. 



På volymbestämningen utövar denna kvicksilverförlust sällan något 

 märkbart inflytande. Mellan 3:dje och 4:de mätningarna i tab. VIII upp- 

 togs 0,022 gram, motsvarande endast 0,022: 13 =0,0017 cm^. Ej ens 

 efter de 10 mätningarna har upptagits mer än 0,060 gram, motsvarande 

 0,005 cm\ I regel torde alltså det absorberade kvicksilvrets verkan ligga 

 inom felgränsen för volymmätningen. Däremot måste man alltid taga 

 hänsyn till det fel som uppstått i trästyckets vikt och noga beakta detta 

 vid förnyade vägningar. 



