s. SCHMIDT-NIELSEN UND AAGE W. OWE. 



M.-N. KL 



•^ 



eine gewöhnliche Vollpipette, welche bei der Marke eng ausgezogen, dann 

 schwach nach der Seite gebogen und abgeschnitten wird. Als Saugvor- 

 richtung dient ein Gummiball, der am Stiele eines umgekehrten Scheide- 

 trichters angebracht ist. Wenn die Spitze der Pipette in der abzumessenden 

 Flüssigkeit angebracht ist, wird der flachgedrückte Gummiball über die 

 Spitze des Stieles des Scheidetrichters gezogen und der Hahn 

 desselben geöffnet. Indem der Ball sich ausdehnt wird wegen 

 der Druckverminderung im Trichter die Flüssigkeit in die Pi- 

 pette hinaufgezogen. Sobald diese vollgesaugt ist, d. h. einige 

 Tropfen aus der oberen Spitze im Scheidetrichter ausspritzen, 

 wird der Hahn des Scheidetrichters geschlossen und der 

 Gummiball entfernt. Nach wenigen Sekunden (5 — 10) stellt 

 sich Gleichgewicht ein. Die Flasche mit der Jodlösung wird 

 entfernt. Der Hahn wird jetzt geöffnet und der Inhalt der 

 Pipette läuft hinaus und wird aufgesammelt. Wenn die eng 

 ausgezogene Pipettenspitze stets genau gleich tief in die ab- 

 zumessende Flüssigkeit gesenkt (gewöhnlich 0,5 cm.) und 

 die Nachlaufzeit konstant gehalten wird (20 Sekunden), ge- 

 lingt es in dieser Weise, sehr genaue Abmessungen einer 

 und derselben Flüssigkeit zu erhalten. 



Als Beispiel hierfür geben wir die folgenden, in Reihe 

 nach einander gemachten Abmessungen derselben Lösung an. 

 Es wurde gefunden: 16,9529 — 16,9535 — 16,9520 — - 

 16,9526 — 16,9514 g oder im Mittel 16,9525 g. Die Diffe- 

 renz zwischen Minimum und Maximum beträgt 2,1 mg. Der 

 wahrscheinliche Fehler des Mittelwertes wird + 0,33 mg sein, 

 und der wahrscheinliche Fehler einer Einzelbestimmung + 0,75 

 mg. Letzterer entspricht für 10 cm^ einem Fehler von ± 0,0005 

 cm^, was für einen Fettinhalt von 0,5 g einem Fehler von 

 + 0,000025 § entsprechen würde, mit anderen Worten, eine 

 Genauigkeit bei der Abmessung der Fettlösung, welche er- 

 heblich gröfaer ist, als diejenige, welche bei Einwägung vom 

 Fette selbst möglich ist. Der Fehler bei der Abmessung 

 nach der verwendeten Methode ist tatsächlich so gering, dafe 

 er selbst für Fette mit Jodzahlen auf 200 (g/lOO g) nur i in 

 der zweiten Dezimale entspricht. 

 Da die verschiedenen Fettlösungen, hauptsächlich je nach ihrer Kon- 

 zentration eine verschiedene Viskosität und Oberflächenspannung haben, 

 wird der abgemessene Inhalt derselben Pipette nicht stets gleich sein, son- 

 dern mit den genannten Eigenschaften der Flüssigkeit wechseln. Deswegen 

 müfate die Pipette für jede einzelne Fettlösung geeicht werden. Dies ge- 

 schah durch Wägung der entnommenen Fettlösung. Aus dem Mittelgewichte 

 von 6 Abmessungen wurde durch Division mit dem spezifischen Gewichte 

 der Lösung das abgegebene Volumen und da die Konzentration bekannt 

 war, die abgemessene Fettmenge in Gramm bestimmt. 



Fig. I. 

 Die Pipette für 

 Fett- und Jod- 

 lösungen. 



