DOTE 
Les inclusions se font dans une étuve à air libre et à tem-. 
pérature constante; l’étuve de la station zoologique de Naples 
est à cet égard un instrument des plus commodes. 
La paraffine doit être lisse, élastique, parfaitement homo- 
gène, de couleur légèrement verdatre ; il est indispensable 
qu’elle soit absolument déshydratée ; on l’améliore en la sur- 
chauffant. Nous n’employons que les paraïfines fusibles à 55°; 
elles n’altèrent pas les tissus et se prêtent merveilleusement 
aux tissus de coupes en toutes circonstances. 
L’inclusion s'annonce par un dégagement de fines bulles 
gazeuses autour de la pièce; de temps en temps, on secoue 
cette dernière à l’aide d’une aiguille à dissocier chaude pour 
activer le dégagement des bulles. Les débris pseudo-mem- 
braneux, les pièces minces et spongieuses s’inclusent en 
quinze à vingt minutes; les objets plus gros et plus denses 
nécessitent un séjour à l’étuve de plusieurs heures. L’inclu- 
sion est ordinairement terminée lorsque l’objet ne surnage 
plus, reste au fond du récipient et lorsque sa mobilisation 
avec laiguille ne donne plus lieu à un dégagement de bulles 
de chloroforme. On coule alors la paraffine en fusion dans 
un godet à fond plat, enduit de glycérine et chauffé sur l’é- 
tuve; le morceau à couper y est orienté dans le sens où l’on 
veut pratiquer les coupes. Le godet est placé immédiatement 
dans une cuvette quelconque, contenant une mince nappe 
d’eau qui a pour but de hâter le refroidissement de la pa- 
raffine ; celle-ci se prend plus rapidement en masse, ne cris- 
tallise pas et devient, par suite, plus favorable pour les 
coupes; on la détache de la paroi du godet à laquelle elle 
n’adhère que modérément, grâce à l’enduit glycériné; elle se 
présente sous la forme d’un disque compact et trés homo- 
gène, dans lequel on découpe un petit cube contenant la 
pièce à examiner. Celle-ci est fixée à l'extrémité d’un 
morceau de bois parafïiné qu’on enchässe dans les mors du 
microtome. 
Le choix du microtome n’est pas indifférent. Si l’on veut 
obtenir des coupes régulières et en série, il faut recourir aux 
microtomes mécaniques. Le nombre des modèles connus est 
