272 



Zwecke an seinem Unterende zu einem horizontalen Ringe 

 umgebogen, der das Thermometer umgibt, aber beim 

 Rùhren nicht an der Thermometerkugel schleifen darf. 

 Durch stàndiges auf und nieder bewegen des Drahtes 

 wird die Lôsung in der Gefrierrôhre, wahrend der Ge- 

 frierung, durchgerûhrt. 



Auch die Kâltemischung im Batterieglas kann mittels 

 eines Nickeldrahtes geriihrt werden, wahrend deren Tempe- 

 ratur mit einem, im Batterieglas hangenden, Thermometer 

 kontrolliert wird. 



Das von mir zur Bestimmung der Gefrierpunkte benutzte, 

 empfindUche Thermometer war ein in tïïô° C. geteiltes 

 Beckmannthermometer mit einem Ueberlaufquecksilber- 

 réservoir ^). Dièse Einrichtung macht es môglich, ein und 

 dasselbe Thermometer sowohl bei sehr hohen wie bei 

 sehr niedrigen Temperaturen benutzen zu kônnen, obwohl 

 der Skalenbereich nur etwa 6^ umfasst. Wenn man das 

 Thermometer bei hohen Temperaturen, z. B. "h 210°, 

 benutzen will, so erwârmt man in einem Bade die Queck- 

 silberkugel bis ungefâhr + 214°. Das ûberschûssige Queck- 

 silber sammelt sich dann oben im Ueberlaufreservoir, 

 wo es als ein Saulchen am kapillaren Faden hangen bleibt. 

 Durch sanftes Anklopfen an das Thermometer kann man 

 dann das Saulchen vom kapillaren Faden trennen. Wenn 

 man nun das Thermometer bei der gewûnschten Tempe- 

 ratur, in casu + 210°, benutzt, so befindet sich der 

 Meniskus ungefâhr in der Mitte der Skalenteilung. 



Wenn man dagegen niedrige Temperaturen ablesen 

 will, so bringt man durch Umkehren und Anklopfen des 

 Thermometers das Reservoirquecksilber in das obère Ende 

 des Réservoirs, wo man es mit dem kapillaren Queck- 

 silberfaden vereinigt. Darauf kiihlt man in einem Bade 

 bis etwa 4° ùber die gewûnschte Temperatur ab. Das 



1) Vergl, z. B. Ostwald— Luther, 1. c. pag. 271. 



