273 



Quecksilber lâuft nun selbstverstândlich zurùck; sobald 

 nun das Thermometer die Badtemperatur angenommen 

 hat, wird wiederum das uberschussige, am kapillaren 

 Faden hangende, Quecksilber im Ueberlaufreservoir, durch 

 leises Anklopfen, abgetrennt und das Thermometer ist fur 

 die gewûnschte niedrige Temperatur eingestellt. 



Auch mit Rùcksicht auf die Einrichtung dièses Ther- 

 mometers war nun das Aethylenbromid ein sehr geeignetes 

 Lôsungsmittel; der Quecksilbermeniskus des Thermometers 

 sollte ja bei ungefâhr + 8° C. nahezu in der Mitte der 

 Skalenteilung stehen; wenn sodann, nach Ablauf einer 

 Beobachtungsreihe, das Quecksilber wieder die Zimmer- 

 temperatur annahm, so fûUte sich zwar das ganze Kapil- 

 larrohr und bildete sich im oberen Ende des Ueberlauf- 

 reservoirs ein Quecksilbertropfen, sondern dièses blieb bei 

 vorsichtiger Handhabung immer am kapillaren Faden 

 hangen; demzufolge brauchte das Thermometer nicht immer 

 wieder von neuem eingestellt zu werden. 



Das Beckmannthermometer hat ein Messbereich von 

 — 20° C. bis + 250° C fùhrt aber nur ein Skalenbereich 

 von ungefâhr 6° mit den Ziffern 1 bis 5, wâhrend jeder 

 Grad in y^o geteilt ist. Die Ablesung findet statt mit 

 Hilfe einer Lupe, wodurch sehr leicht in Tausendstelgraden 

 geschàtzt werden kann. Man muss hierbei sorgfâltig die, 

 durch die Parallaxe verursachten, Ablesefehler (die Skalen- 

 teilung befindet sich hinter dem Quecksilberkapillarrohre) 

 vermeiden, was auch nach einiger Uebung leicht gelingt; 

 man muss namlich darauf achten, bei der Temperatur- 

 ablesung das Auge genau in derselben Hôhe wie der 

 Meniskus zu halten. Dièse Bedingung ist erfùllt, wenn 

 man die beiden Teilstriche der Skale, zwischen denen der 

 Meniskus steht, als gerade Linien sieht. Hait man das Auge 

 nicht in der richtigen Hôhe, so erscheinen die mittleren 

 Teile jener Striche als gebogene Linien, infolge der Licht- 

 brechung in dem zylindrischen Thermometerkapillarrohre. 



