280 



gehalten. Grôssere Temperaturabweichungen des Kûhlbades 

 ùben ebenfalls Einfluss auf den abzulesenden Gefrierpunkt, 

 infolge einer reichlicheren oder geringeren Eisbildung in 

 der, in der Gefrierrôhre befindlichen Lôsung. 



Sobald nun die Lôsung, ohne erstarrt zu sein, — was 

 bei den von mir untersuchten Lôsungen fast keine Schwie- 

 rigkeiten bot — gut 0.8 unter ihren Gefrierpunkt abgekùhlt 

 war, wurde die Gefrierrôhre schleunigst aus dem Kiihlbade 

 herausgenommen und schnell abgetrocknet; durch kurz- 

 dauerndes und heftiges Riihren mittels des Platinrûhrers 

 wurde das Erstarren eingeleitet und unmittelbar danach 

 die Gefrierrôhre, vom Luftmantel umgeben, in das Kùhlbad 

 gesetzt, wâhrend der Platinrùhrer an der Schnur des mecha- 

 nischen Ruhrwerkes verbunden und dièses in Tâtigkeit 

 gesetzt wurde. Mittels einer an einem Stativ befestigten 

 Lupe wurde der Gang des Quecksilbers des Beckmann- 

 thermometers beobachtet. 



Bei Beginn des Erstarrens der Lôsung steigt der Queck- 

 silberfaden erst schnell, dann langsamer, um schliesslich 

 stehen zu bleiben, auch wenn leicht gegen das Thermo- 

 meter geklopft wird. Nun wird der Stand des Meniskus 

 abgelesen und sofort aufgezeichnet. Die Àblesung kann 

 mit grosser Genauigkeit geschehen, weil wir hier einen 

 Umkehrpunkt beobachten, denn nach kurzer Zeit beginnt 

 der Quecksilberfaden zu sinken, infolge zunehmender Eis- 

 bildung in der Lôsung. 



Wenn ail die genannten Vorsichtsmassregeln stets 

 beachtet, und also bei allen Bestimmungen die Verhaltnisse 

 môglichst gleich gehalten werden, ist es nicht schwer, in 

 den aufeinanderfolgenden Àblesungen des Gefrierpunktes 

 einer und derselben Lôsung eine Uebereinstimmung bis 

 auf einige tausendstel Grade zu erzielen. Durch die Be- 

 rechnung des Mittelwertes der gefundenen Zahlen, erhalt 

 man den Gefrierpunkt mit befriedigender Genauigkeit. 



Das Ausfrieren der Lôsung, nach der Unterkùhlung, 



