Wellenbewei^ung des Wassers und der ziemlich grossen Entfernung des Auges ^k 

 nicht möglich war, ferner die Theihuig des Pegels nicht unerhebliche und dabei ^^ 

 unregelmässige Fehler zeigte*), so construirte ich zur Messung der Steighöhe 

 einen Schwimmer. Er bestand (Fig. 4 Taf. II.) aus einem Cylinder von Zink- ^ 

 ble<.'h von 8 Zoll Durchmesser und ef)enso grosser Höhe, an den sich unten ein 

 Kegel von demselben Durchmesser und 4 Zoll Höhe ansetzte, lietzterer war mit 

 (ca. 7 Ffund) Blei ausgegossen. In den Deckel des Schwimmers war eine circa 

 T) Zoll vorspringende unten verschlossene cylindiische Hülse eingelöthet, deren 

 Axe mit der des Schwimmers zusammenfiel. In diese konnte ein genau passen- 

 der, etwa 18 Fuss langer Holzstiel von 1 Zoll Durchmesser gesteckt werden, 

 dessen oberes Ende bis zur Decke des Bassins reichte und durch zwei überein- 

 ander in entsprechender Entfernung in die Wand befestigte durchbohrte eiserne 

 Arme in seiner senkrechten Lage erhalten wurde. Die geringe Reibung des 

 Stieles in den Durchbohrungen übte wegen des absichtlich gross gewählten 

 Trägheitsmomentes des Schwimmers keinen merklichen Einfluss auf die Bewe- 

 gung desselben aus. An dem Stiele war rechtwinklich zu seiner Axe ein Zeiger 

 mit feiner Spitze (eine starke Nadel) angebracht, durch welche an einer senk- 

 rechten, unmittelbar daneben aufgestellten, in Zehntel Zolle getheilten Skala das 

 allmählige Steigen des Wasserspiegels markirt wurde. Da man durch vorsichtige 

 Drehung des Schwimmerstieles bewirken konnte, dass die Nadelspitze die Skala 

 berührte, also eine Parallaxe nicht stattfand, da ferner das Auge des auf der 

 Treppe, welche in den Bassin führt, sitzenden Beobachters sich stets in gleicher 

 Höhe mit dem Zeiger befand, so konnte die Ablesung des Theilstriches, auf 

 welchen er gerade einspielte, sehr genau erfolgen. Dabei wirkte der Umstand, 

 dass der Schwimmer durch die in dem Bassin von dem einfliessenden Wasser 

 erregten Wellen in Schwingungen versetzt wurde, nur günstig, da dieselben, 

 eben wegen der bedeutenden Masse des Apparates, sehr regelmässig vor sich 

 gingen, die Ablesung also ähnlich wie bei einer Wage durch das Mittel der 

 Amplituden erhalten wurde. 



Um die einer gewissen Steighöhe des Schwimmers entsprechende Zeit zu 

 hnden, befolgte ich ein ähnliches Verfahren wie man es bei der Bestimmung 

 der Schwingungsdauer einer Magnetnadel anwendet. Es wurde nämlich, wenn 

 der Schwimmer anfing zu steigen, eine hinreichende Anzahl von Durchgängen des 

 Zeigers durch die aufeinanderfolgenden Theilstriche beobachtet und die zuge- 

 hörige Zeit notirt, und ebenso wenn der Wasserspiegel eine Höhe von ca. 5 Fuss 

 erreicht hatte. Beide Reihen von Beobachtungen ergaben in passender Weise 

 kombinirt die gesuchten Zeitintervalle mit vollkommen ausreichender Genauigkeit. 



Am Beginn jeder Messung wurde die Höhe des Wasserspiegels durch Oefi- 

 nung des Entleerungsschiebers so weit vermindert, dass der Schwimmer sich noch 

 eben bewegen konnte, ohne auf den Grund zu stossen. Nachdem man einige 

 Zeit hatte verstreichen lassen, bis der, wegen des schnellen Sinkens des Wasser- 

 spiegels möglicherweise zuerst etwas beschleunigte ZuHuss wieder gleichförmig 



♦) Beispielsweise betrug die Abweichung von der wahren Länge 



*-2,5 Linien rhid. bei 3 Fuss Pegelhöhe 



1 'i ^1 



■*■>*' »»»"))» 



^ » » » t* 5< » 



