52 



ursprünglich vorhandenen Wasserquantums, hei Lh. (25)*war es möo^Hch, den Druek 

 direct durch Messung der Hölie der entsprechenden Wassersäule zn bestinnnen. 

 Es geschah dies in der Weise, dass man das Wasser durch einen mit dem Luft- 

 hahn in Verbindung gesetzten Gummischlauch in eine hinreichend weite (rlas- 

 röhre eintreten Hess, welche gegen einen Massstab gehalten wurde, dessen unteres 

 Ende auf den Rand des den Lufthahn umgebenden gusseisernen Koffers gesetzt 

 wurde. 



Bei den übrigen Lufthähnen war der Druck so stark, dass, um ihn direct zu 

 messen, besondere Vorrichtungen erforderlich gewesen wären, wie sie mir nicht 

 zu Gebote standen. Ich wandte daher zu seiner Bestimmung zwei verschiedene 

 Manometer an, ein geschlossenes Luftmanometer, in welchem der Druck durcii 

 das Volumen einer zusammengedrückten Luftsäule und ein offenes Quecksilber- 

 manometer, in welchem er durch die Höhe einer vom Wasser emporgetriebenen 

 Quecksilbersäule gemessen wurde. Das erstere, dessen Einrichtung mir zum 

 Theil von Herrn Ingenieur Müller vorgeschlagen wurde, erwies sich für meinen 

 Zweck als nicht geeignet, da es nicht hinreichend genaue Resultate lieferte und 

 die Berechnung der Messungen wegen der mehrfachen anzubringenden Correc- 

 tionen ziemlich umständlich war. Ich habe daher nur eine Reihe von Druck- 

 messungen mit demselben angestellt, dieselben jedoch, obgleich ich sie berechnet 

 habe, wegen ihrer geringeren Genauigkeit nicht bei der Ableitung der im ersten 

 Theile dieser Arbeit angegebenen Interpolationsformel benutzt. Das Quecksilber- 

 manometer daafesen bewährte sich als sehr brauchbar und habe ich daher die 

 mit demselben ausgeführten Messungen der Rechnung allein zu Grunde gelegt. 

 Die Einrichtung desselben ist aus Fig. 5 Taf. IL ersichtlich. Auf dem Grund- 

 brette A B eines stark gefirnissten Stativs aus Tannenholz ist ein Glasgefäss mit 

 starken Wänden mn angebracht, welches zur Aufnahme des Quecksilbers diente*). 

 Der Deckel dieses Gefässes wird durch eine luftdicht schliessende Metallplatte 

 op gebildet, welche an drei Stellen »•, s, t durchbohrt ist. In die erste Oeffnnng 

 r ist die Röhre brd eingesetzt, durch welche bei Oeffnung des Hahnes h das 

 Wasser aus der Leitung in das Manometer eintritt. Das untere Ende d dieser 

 Röhre befindet sich etwa 0,1 Zoll über dem Quecksilberspiegel Q. Durch die 

 Oefinung s geht ein ca. 6 Fuss langes möglichst gleichförmig starkes Glas- 

 rohr, von ca. 1 •''" äusserem, 3""" innerem Durchmesser, welches in das Queck- 

 silber hinabreicht und von dem Ständer 6'C' gehalten wird. Auf diesem befindet 



*) Bei dem ursprünglich von mir selbst zusananiengestellten Instrumente benutzte ich dazu ein 

 starkwandiges Pulverglas mit weiter Oeffnung, in welche ein doppelt durchbohrter Gummipropf 

 eingedrückt und mit Draht befestigt wurde. In die zweite Durchbohrung (b) wurde eine kurze am 

 unteren Ende etwas verjüngte Glasröhre gesteckt, deren oberes Ende mit eine Tille versehen war. 

 Auf die letztere wurde ein starkwandiger Gummischlauch gesteckt, welcher mit dem Rohre des Luft- 

 bahnes communicirte. (Vergl. die Besehreibung des letzteren im Anhange No. 6.) Das ganze Instrument 

 war, da ich mit demselben bei jeder Messung etwa 2 Meilen wandern musste, leicht tragbar ein- 

 gerichtet. Uebrigens lässt sich die Messung des Druckes, wenn er nicht über eine Atmosphäre 

 beträgt und es nicht auf sehr grosse Genauigkeit ankommt, am einfachsten mit Hülfe einer oben 

 geöffneten Barometerrühre ausführen, auf deren Gefäss mau den Gummiscblauch aufsteckt. Das 

 üben beschriebene vollkommener eingerichtete Manometer, welches bei Lufthahn- No. 24 stationair 

 aufgestsllt ist, war nach meiner Angabe vom hiesigen Mechaniker G. Grotthaus gefertigt und kostet 

 in solider Ausführung 4U Thaler. 



