53 



sich eine in Zehntel Zoll gethcilte Skala. Bei i endlich ist eine ebenfalls mit einem 

 Hahne « verschliessbare Röhre t c eingesetzt, welche zum herauslassen der Luft 

 diente. Beim Gebrauche des Instrumentes wurden nun, nachdem die Verbindung 

 der Röhre rgh mit der Leitunir hergestellt war, zunächst die beiden Hähne h 

 und a geöffnet, so dass das Wasser durch ''^ eintreten, die l^uft durch «entweichen 

 konnte. Hatte sich der Raum über dem Quecksilber mit Wasser gefüllt, (was 

 daran erkannt werden konnte, dass dasselbe bei e auszufliessen begann), so wurde 

 der Hahn bei a geschlossen und die Höhe Q Q' beobachtet, bis zu welcher das 

 Quecksill)cr durch den Druck des Wassers emporgetrieben wurde. Zur Messung 

 dieser Höhe war auch auf der Vorderseite des (rlasgefässes eine Theilung an- 

 gebracht, Avelche das Niveau {QQ) des Quneksill^crs in demselben abzulesen ge- 

 stattete. Zur Pjntleerung des Gelasses von dem übei' dem Quecksilber stehenden 

 Wasser hatte man dem Hahne 6 eine Tförmige Durchbohrung gegeben, so dass er 

 bei der in ITig. 5 b gezeichneten Stellung mit einer darunter befindlichen Ansatz- 

 röhre, auf welche ein Gummischlauch gesteckt wurde, communicirte. Wurde 

 nun a geöHnet und an dem Clummischlauch gesogen, so fand die Entleerung statt. 

 Diese Voirichtung war namentlich für das stationair am 24"" Lufthahne aufge- 

 stellte Manometer nothwendig, da ohne dieselbe im Winter das Glasgefäss beim 

 Gefrieren des Wassers gesprengt worden wäre. 



Um den Wasserdrücken finden, welcher dem beobachteten Manometerstande 

 entsprach, nuisste an der Wasserhöhe, welche sich durch Multiplikation der ge- 

 messenen Queoksilherhöhe mit dem spezifischen Gewichte des Quecksilbers ergab*), 

 noch verschiedene Correctionen angebracht werden. 



Zunächst wurde zu derselben die Erhebung des Nullpunktes der Skala {QQ) 

 Tiber dem Rande des Koffers, von welchem aus der Druck gemessen werden 

 sollte, addirt. 



Zweitens musste der Wasserwerth der (wegen der Enge des Rohres nicht 

 zu vernachlässigenden) Depression des Quecksilbers bestimmt werden. Zu diesem 

 Zwecke wurde die Zuleitungsröhre hd herausgenomnjen, statt derselben ein 

 Glastrichter bei v eingesetzt, in diesen Wasser gegossen und unter Benutzung 

 des Hahnes b der Wasserstand (W) in dem Trichter so lange regulirt, bis die 

 Quecksiberkuppe in der Manometerröhrc gleiche Höhe mit dem Niveau des 

 äusseren Quecksilbers {QQ) hatte. Die Höhe der Wassersäule QW bildete dann 

 die constante Correction, welche zu der vv^ie oben berechneten Druckhöhe hinzu- 

 zufügen war. Sie betrug bei meinem Instrumente 1,06 Zoll. 



Ein Fehler in der beobachteten Druckhöhe entsteht ferner, wie bereits vorhin 

 bemerkt wurde, dadurch, dass duich die bei Beschreibung des Lufthahnes**) er- 

 wähnte Oefinung {d) an der knieföiinigen Biegung des Eisenrohres etwas W^asser 

 ausfloss. Obgleich man von vornherein erkennt, dass dieser Fehler wegen der 

 Kleinheit der Oeftnung (t/) im Verhältnisse zum Durchmesser des Rohres c f nicht 

 sehr erheblich sein kann, so habe ich doch, um sicher zu sein, dass er von der- 

 selben Ordnung sei als die sonstigen unvermeidlichen Bcobachtimgsfehler (wie 



*) Das specifische Ciewicht des zur Fiillung angewaiidteii Quecksilbers, welches ich vorher 

 mit Eisiiichlorid gereinigt hatte, betrug 18,59. 

 »*) Vergl. Fig. 2 Taf. I. und Anhang No. H. 



