3 



Ira 58. Bande der astron. Nachrichten pg. 177 flF. enthält der von mir 

 veröffentlichte Aufsatz unter dem Titel „Beiträge zur geograph. Ortsbestimmung" 

 die Methode, wie man bei einigermassen genäherter Kenntniss der Zeit durch 

 Meridianbeobachtung zweier Sterne die Polhöhe bestimmen kann, sobald sie 

 der eine im Norden, der andere im Süden dieselbe wenngleich unbekannte 

 Höhe erreichen. Als Apparat zu dieser Bestimmung schlug ich zwei Fern- 

 röhre nebst Quecksilberhorizont vor. Es versteht sich, dass das dort ange- 

 gebene Mittel nur ein Ersatz dem Beobachter sein soll, welchem ein theures 

 Kreisinstrument nicht zur Hand ist. So genau bei Anwendung kräftiger 

 Fernröhre die Resultate sein würden, so setzt doch die Beihülfe eines Hori- 

 zontes, um die Reflexionsbeobachtung zu machen, der allgemeinen Verwendung 

 bedeutende Schwierigkeiten. Ich habe im Laufe der Zeit darauf Bedacht ge- 

 nommen, das Quecksilberniveau durch die Röhrenlibelle zu ersetzen, theile 

 jedoch erst heute die nothwendigen Modificationen der Methode mit, wie sie 

 mir am zweckmässigsten erseheinen. Das hier Eingangs gesagte dient dazu, 

 der folö'enden Abhandluno; den Zusammenhano; mit dem Früheren im Gedanken- 

 gange zu wahren, da die nunmehrige Anwendung nur eines einzigen Fern- 

 rohres, dem ein Röhrenniveau beigegeben wird, mit Ausschluss aller Reflexions- 

 beobachtuns den Charakter einer neuen Methode erblicken lässt. Ich weide 

 Methoden der Polhöhe und Zeitbestimmung, des Nivellements wie auch andere 

 für die practische Astronomie nicht unwichtige Untersuchungen raittheilen, sie 

 an eigene Beobachtungen zur Bestimmung der DauEiger Polhöhe anreihend. • 



I. Verbiiiduns: des Niveau mit dem Azimut- und Höheninstrumente 



zur Bestimmung der Polhölie. 



Das Fernrohr wird am besten nahe zu der Mitte mit einem Ringe ver- 

 sehen, der an einer Aussenseite eine plane und zur GesichtsHnie parallel 

 laufende Fläche hat, woran die Libellenfassung befestigt werden kann. Bei 

 der Construction ist darauf zu rücksichtigen, dass die Libelle mit dem Ringe 

 zusammen um das Fernrohr zu drehen ist und dass die Horizontaleinstellung 

 der Libelle erfolgen kann, wenn das Fernrohr auf eine gewisse Zenithdistanz 

 gerichtet wird. Der so zubereitete Apparat wird in der Weise festgestellt, 

 dass das Rohr bei Drehung um die Horizontalaxe den Meridian beschreibt; 

 die Richtung der l'ibelle liegt dann ebenfalls im Meridian. Ihre Einstellung in 

 den Horizont hat man vorzunehmen, sobald das Rohr auf einen geeigneten 

 etwa nördlichen Stern im Meridian gerichtet ist. Man beobachtet mit annähernd 



1' 



