zeigen. Uebrigens würde es sich empf(>l)l<'n, zuerst dem langsamer sich be- 

 wegenden Stern den Apparat zuzuwenden, da dadurch der letztere eine 

 genauere Aufstellung in den MeritHan hekoniint, als uuigekehit; auch wird 

 man hauptsächlich da, wo di(> beobachteten Sterne näher dem Pole zu liegen, 

 gnt tluin, duich die Micrometerschraube dem Faden die Maximal- oder Mini- 

 malstellnng der Höhe nach zu geben, je nachdem der Stern oben oder unten 

 culminirt. 



Zweitens muss das Instrument die zweckliche und genaue Einrichtung 

 erhalten, um die richtig l^^O" betragende Umwendung im Azimut machen zu 

 können. Dafür erscheint es am einfachsten, wenn die Verticalsäule des Instru- 

 mentes mit einem kleinen hervorragenden Stück versehen ist, welches eine 

 dieselbe umgebende Ringscheibe an einem Ansatz vor sich herschiebt, während 

 man das Instrument zur Einstellung des Sternes auf den Meridian azimutal 

 richtet. Ist die Einstellung erfolgt, so wird die Ringscheibe mittelst einer 

 Klemmschraul)e an den Fuss des Instrumentes befestigt, die Säule mit dem 

 Fernrohr aber nunmehr bis zu einem zweiten auf der Rinscscheibe sitzenden 

 und genau um 180^ entfernten Ansatzstück zurückgedreht. Da dieses von der 

 Iland des Künstlers wohl nicht genau genug berichtigt ist, auch im Verlaufe 

 der Zeit eine Aenderung nöthiir wird, so erhält es zur bessern Refulirun«' 

 eine Schraube. Zur Probe, dass die Entfernung genau 180" ist, wird man 

 sich zweier mit ihren Fadenkreuzen auf einander gerichteter Hülfsfernröhre, die 

 etwa horizontal stehen, bedienen, zwischen welche der Apparat gebracht wird. 

 Die wiederholentliche Einstellung des letzteren auf jedes der Hülfsröhren innerhalb 

 der Grenzen der Ansatzstücke wird erkennen lassen, in welchem Sinne eine 

 Aenderung der Schraube nöthig werden sollte. Beiläufig bemerkt können die 

 Hülfsröhre in der angegebenen Stellung zugleich zur Untersuchung des Colli- 

 mationsfehlers benutzt werden, wenn man das Fernrohr bei ungeändertem 

 Azinuit auf jedes derselben einstellt. 



Wir kommen endlich drittens zu dem Erforderniss, dass das Niveau in 

 einer Einstellungsebene sich befindet, welche immer der vom Fernrohre be- 

 schriebenen Verticalebene parallel ist. Hier werden sich folgende Fehlerquellen 

 finden, a) Die Fläche des das Fernrohr umgebenden Ringes, woran die Libellen- 

 fassung gedreht und festgestellt werden kann, ist nicht parallel der Gesichts- 

 linie. — Correctur der Fläche, b) Sie steht zwar parallel der Gesichtslinie 

 aber nicht senkrecht auf der Horizontalaxe des Rohres. — Correctur durch 

 Drehung des Ringes. — c) Das angebrachte Niveau ist nicht parallel der 

 ideellen Fläche am Ringe. — Correctur an der Libelle. — Wir sehen von dem 

 CoUimationsfehler und der Abweichun2; der Horizontalaxe des Fernrohres vom 

 Horizonte ab, da diese Fehler gewöhnlich klein sind. Will man aber letztere 

 Abweichung bestimmen, so wird das Niveau in einer beliebigen Lage des Rohres 

 horizontal gestellt, und bei Drehung im Azimut zugesehen, ob es seine Stellung 

 behauptet, andererseits zum Theil an den Fussschrauben, zum Theil an der 

 Neigung des Niveau so weit geändert, dass der Apparat richtig steht, welches 

 die Constanz der Libelle anzeiüjt. Alsdann wird man durch Nadirbeobachtung 

 mittelst eines Quecksilberhorizontes aus der hierbei gefundenen Abweichung 

 mit Abzug des CoUimationsfehlers die Neigung finden können, welche die 



