HorizoDtalaxe zum Horizonte macht. Im allgemeinen dürfte nun wohl der 

 Künstler die oben erwähnte ebene Fläche, an welcher die Niveaufassung an- 

 liegend gedreht wird, hinsichts des Parallelismus mit der Absehenslinie schon 

 abgestimmt haben, was derselbe mit blossem Visiren an der Fläche und durch 

 das Fernrohr nach einem weiteren Object im Horizont, oder besser noch durch 

 ein Niveau erreicht. Wird nun die Fläche als herichtigt^ also der Fehler 

 ad a als beseitigt angesehen, so dreht man das Feinrohr nahe zu in die Ver- 

 ticale und den Ring aus der scheinbar richtigen Stellung um 90", und sucht 

 sich hier durch Verschiebung des Ringes diejenige Stelle heraus, in welcher 

 die Libelle, wenn sie horizontal gestellt ist, diese Horizontallage bewahrt, 

 während man das Rohr um seine Horizontalaxe etwas hin und her schwenkt. 

 Stände nun der Ring und die Libellenfassung zum Ringe richtig, so würde 

 jener Vorgang der Unbeweglichkeit der Libelle auch stattfinden, wenn man 

 das Rohr mit dem Niveau um ISO*^ dreht. Zeigt sich hierbei aber eine Ab- 

 weichung, so muss man nach dem Sinne und der Grösse des Ausschlags der 

 Libelle theils an dem Ringe etwas drehen, theils die Niveaufassung in ihrer 

 Neigung zur Ringfläche ändern, und diese Aendetung so lange allüiählig iumier 

 mit Umdrehung des Rohres in die beiden Verticallagen wiederholen, bis das 

 Niveau die constante Haltung annimmt. Dann hat man den Ring aus der aus- 

 gemittelten Stellung nur um 90° zu drehen, um die richtige Lage zu erhalten, 

 zu welchem Zwecke bereits die genaue mit der Theilmaschine hergestellten 

 vier Marken am Ringe für die Quadranten vorhanden sein müssen. Hierdurch 

 sind die Fehler ad h und c beseitigt. 



Auch ohne die Drehung um 90° kann die Stellung des Niveau berichtigt 

 werden, und soll durch diese zweite Methode zugleich dargethan werden, wie 

 man die Abweichung der Ringansatzfläche vom Parallelismus der Gesichtslinie, 

 wenn sie vorhanden sein sollte, corrigirt. (Fehler ad a). Man verstelle das 

 Fernrohr im Azimut nahe parallel zweien Fussschrauben und sehe zu, ob durch 

 Erhöhen und Senken der dritten Fussschiaube ein im Horizonte gesehener 

 weiterer Gegenstand am Fadenkreuz bleibt. Durch einige Verschiebung des 

 Azimutes und durch Höhenänderung an den Schrauben kann man diejenige 

 Lage des Fernrohres genau ermitteln, für welche die Gesichtslinie durch 

 Aenderung der dritten Fussschraube wirklich eine Cylinderfläche um die Auf- 

 satzpunkte der beiden anderen Schrauben beschreibt. Hätte man die Bürgschaft, 

 dass die Ringansatzfläche richtig ist, und erfüllt auch das Niveau die Bedingung, 

 dass seine Blase in der bezeichneten Aenderung der Fussschraube denselben 

 Stand behält, so braucht man an der Niveaufassung nicht mehr zu ändern, 

 und man hat nur nöthig, das Fernrohr in die nahe Verticale zu stellen und 

 hier denselben Act der Fussänderung hinsichts des Einflusses auf die Constanz 

 des Niveau vorzunehmen, um aus der hier auftretenden Abweichung entsprechend 

 die richtige Drehung des Ringes beurtheilen und ausführen zu können. Erfüllt 

 das Niveau jene Bedingung nicht, als das Fernrohr horizontal gerichtet war, 

 so muss man an der Niveaufassung vorher die nothwendige Aenderung aus- 

 führen. Hat man aber auch die Ringansatzfläche in falscher Neigung zur Ge- 

 sichtslinie, so führt man die beschriebene Manipulation der Höhenänderung 

 durch den dritten Fuss in beiden horizontalen Lagen des Fernrohres aus und 



