coirigirt zum Tlieil an der Fläche, zum Theil an der Niveaufassung durch 

 öftere Unilcgung des Fernrohres den Sinn und die Grösse des Fehlers beur- 

 theilend, so lange, bis beide Fehlerquellen (« und c) beseitigt sind. Alsdann 

 ist, wie schon beschrieben, die schliessliche Berichtigung der Drehung des 

 Ringes allein noch in der Verticallagc des Rohres vorzunehmen, womit der 

 Felller ad b erledigt wird. 



Das bei dieser Methode zu verwendende Fadenmicrometer erhält eine 

 Schraube, die nur ein paar Windungen zu haben braucht, wenn man dem 

 durch sie fortzubewegenden Schlitten uiehrere, als es gewöhnlich der Fall ist, 

 etwa in gleichen Abständen angebrachten Parallelfäden giebt. Denn so braucht 

 man nicht in zeitraubender Weise den Abstand des zweiten einzustellenden 

 Sternes, wenn er, wie es vorkommen dürfte, mehr am Rande des Gesichts- 

 feldes erscheint, von der Mitte aus zu verfolgen, sondern nur so viel zu drehen, 

 bis der nächste Faden den Stein trifft. Die betreffenden Fädenintervalle lassen 

 sich durch Polarsternpassagen bestimmen, üebrigens wird es sich empfehlen, 

 diese Passagen in westlichster oder östlichster Elongation des Sternes vorzu- 

 nehmen, da man hierbei durch das Niveau berücksichtigen kann, ob das Fern- 

 rohr die nothwendig staljile Lage während der Beobachtung bewahrt hat. Dass 

 das Micrometer zur Einstellung in die richtige Position drehbar sein muss, 

 versteht sich von selbst. 



Den Werth der Ablesungstheile des Niveau kann man, falls dasselbe 

 nicht schon auf eine andere Weise in dieser Hinsicht untersucht ist, an dem 

 Apparat sell)st folgender Art bestimmen. Wenn der Apparat im Meridian so 

 gestellt ist, dass die durch zwei Fussschrauben gelegte Linie diesen ungefähr 

 senkrecht triffst, so beobachte man einen von zwei Sternen, die bald hinter ein- 

 ander culminiren und deren Declinationsabstand genau bekannt und etwa 1° 

 gross ist, mache die Niveauablesung und markire die Stellung am dritten 

 Fusse; nun richte man das Fernrohr ohne das Niveau zu ändern auf den fol- 

 genden Stern, stelle ihn auf einen Faden und drehe an der markirten Fuss- 

 schraube so viel, bis die Blase des Niveau wieder in der Theilung erscheint 

 und lese ihre Stellung ab. Den jetzt ermittelten Stand am dritten Fusse merke 

 man sich ebenfalls. Corrigirt man den bekajinten Declinationsabstand um die 

 durch das Fadenmicrometer und die Niveauablesungen erhaltenen Beträge, st) 

 erhält man einen bestimmten Winkel, der dem Quantum von Umdrehungen 

 der dritten Schraube innerhalb der gemerkten Grenzen entspricht. Geht man 

 nun mit der Fussschraube auf die erste Marke zurück, stellt die Libellenblase 

 nach dem äussersten Ende der Theilung ein, dreht die Schraube der zweiten 

 Marke zu so lange, bis die Blase nach dem entgegengesetzten Ende dex 

 Theilung rückt, notirt den Unterschied der Ablesungen an der Libellenscala, 

 schafft die Libellenblase durch Neigung wieder auf die vorhergehende Elon- 

 gation, wiederholt nun die Drehung der Fussschraube in demselben Sinne mit 

 äj)nlicher Wirkung auf die Libelle, und fährt mit der Operation so lange fort, 

 bis die zweite Marke wieder erreicht ist, so erhält man durch Addition der 

 einzelnen Ablesungen die Summe der Niveautheile, welche jenem Winkel ent- 

 spricht, woraus die Grösse eines Theiles leicht hervorgeht. 



Es sind in dem Vorhergehenden die Verfahren , den Apparat zu recti- 



