ficiren, ausführlich mitgetheilt worden. Die Berichtigung hinsichts des Niveau, 

 welches sich mit dem Fernrohr parallel liewegen soll, braucht allerdings nicht 

 so minutiös ausgeführt zu werden, da man erst bei bedeutender Abweichung 

 einen merkbaren Fehler begeht. Wird d;»s Rohr um seine Horizontalaxe be- 

 wegt, so beschreibt das Niveau, wenn es eine solche Abweichung hat, .statt 

 des grÖssten Kreises, den das Rohr macht, einen Parallelkreis; nehmen 

 wir an, dass die Abweichung vom Parallelismus h ist, und bezeichnen wir den 

 Werth eines Niveautheiles in Secuuden durch d" ohne Abweichung, so wird 

 er für eine solche d" cos h. Man sieht leicht ein, dass selbst eine Abweichung 

 von 5° für h und zwar bei Stellungen der Blase an den äussersten Enden der 

 Theilung, wofür die Annahme von 60" etwa der Grösse d entsprechen mag, 

 einen Fehler von erst 0."2 hervorruft. Daher könnte selbst bei genauester 

 Discussion der nach der beschriebenen Methode gemachten Beobachtungen 

 ganz von diesem Fehler des Niveau abgesehen werden. Hinsichts der anderen 

 Correctionen wird aber das gelten, was in jedem Lehrbuche der Asti-onomic 

 bei Gelegenheit der Meridiankreisbeobachtungen gesagt wird, und daher hier 

 näher auszuführen übrig ist. 



n. T^erbindung des Niveau mit dem Azimut- uud Höheuinstrumente 



zur Zeitbestimmung. 



Derselbe Apparat kann ferner zugerichtet zur Zeitbestimmung dienen, 

 wenn man voraussetzen darf, dass das Stativ hinsichts der Axen stabil g€nug 

 ist. Alsdann hat man das Niveau in die um 90 ^ gewendete Lage, also parallel 

 der Horizontalaxe festzusetzen, wenn man es nicht vorzieht, ein zweites Niveau 

 zur Zeitbestimmung anzubringen. Da es immerhin für den Beobachter von 

 Wesenheit ist, den Gebrauch seines Apparates zu erweitern, so muss bei An- 

 schaffung eines Apparates oder bei Veränderung eines schon vorhandenen 

 unter allen Umständen auf den soliden Ganji der Horizontalaxe hingestrebt 

 werden. Dies vorausgesetzt gehe ich sofort auf die Benutzung und fernere 

 Einrichtung ein. Man operirt, um die Zeit zu bestimmen, ganz wie mit einem 

 Passage-Instrument, hat dabei aber nicht nöthig, durch Ausheben aus dem 

 Lager die Axe von Ost nach West und umgekehrt zu verlegen, und vermeidet 

 auch das wiederholentliche Aufstellen des Niveau auf die Axe, da bei unserem 

 Apparate dasselbe am Fernrohr befestigt ist. Da an Stelle des durch Umsetzen 

 erzielten Mittelwerthes der Niveauablesunojen hier die Convbination der Heob- 

 achtungen des festen Niveau bei den Fernrohrlagen mit Objoctiv im Zenith 

 und Nadir tritt, so muss natürlich die Libelle eine doppelt aufgetragene Scala 

 erhalten, eine der anderen entgegengesetzt, weil das Instrument auf beiden 

 Seiten ablesbar sein muss. Wir machen die Voraussetzung, dass die Libelle 

 in der Art richtig geschliffen und graduirt ist, dass die Mitte der Skalen auf 

 beiden Seiten den höchsten Punkt des Bogens im Libellen -Innern einnimmt. 

 Wenn bei Herstellung dieser neuen Art von Niveau dem Künstler ungeachtet 

 besonderer Sorgfalt dennoch ein vollkommener Apparat nicht gelingt, so wird 

 der Fehler, den ich Congruenzfehler nennen will und der natürlich in der 

 Grenze der Skala liegen muss, auf folgende Weise bestimmt. In ungeänderter 



