16 



Y. Terl)iii(limg: des Niveau mit dem paralLictisclieu Apparate 

 zur li?estimmuug der Zeit uud Polliölie. 



Das parallactische Instrument dient nun wie der Azimutal- und Höhen- 

 apparat mit den Niveaus Ost -West und Nord- Süd versehen zur Bestimmun^j 

 der Zeit, wenn die Stundenaxe festgestellt wird, und zur Bestimmung der Pol- 

 höhe wie auch der Declination von Zenithsternen, ohne dass eine feine Thei- 

 lung auf dem Declinationskreise vorhanden ist. Hinsichts der Ermittelung der 

 Zeit gilt hiev das nämliche, was inj Abschnitt II. schon gesagt ist; die Um- 

 legung des Fernrohrs wie beim Passageninstrument findet nicht statt, sondern 

 das Niveau wird in beiden Lagen des Rohres, im Zenith uud Nadir beobachtet. 

 Es versteht sich von selbst, dass die Bestimmungen abwechselnd in beiden 

 Declinationskreislagen gemacht werden können, womit die Erkenutniss der Cor- 

 rectionen des Apparates noch vollständiger erreicht werden dürfte, als in ein- 

 seitiger Lage, vorausgesetzt, dass auf die durch die Umkehrung hervorgerufene 

 Aenderung des Azimuts die nöthige Sorgfalt vei wendet wird. 



Der Gebrauch des Fernrohrs mit parallactischen Stativ zur Polhöhen- 

 bestimmung hat vor der mit azimutalem Stativ den Vorzug, dass man in einiger 

 Ausdehnuno; um den Meridian herum Beobachtunü-en anstellen kann, steht ihr 

 aber in Hinsicht des Umlegens des Instrumentes nach, da um zwei Axen ge- 

 dreht werden muss. Die Methode ist nach dem früher Erörterten hier leicht 

 zu modificiren. Man hat mit Benutzung der nahe bekannten Zeit und des 

 Stunden- und Declinationskreises das Mittel, einen geeio-neten Stern in einem 

 der beiden Quadranten des Meridians einzustellen, alsdann bringt mau das 

 Nord -Süd-Niveau in den Hoiizont, setzt es fest, verfolgt den Stern durch das 

 Fadenmicrometer genau, und liest endlich das Niveau ab. Hierauf wird der 

 Apparat ohne Aenderung der Niveaustellung zum Fernrohr um die Stunden- 

 axe in die andere DeclinationskreislaiJje gedreht, durch den Stundenkreis näher • 

 in den anderen Meridianquadranten gebracht, und das Fernrohr soweit um die 

 Declinationsaxe gedreht, bis das Niveau wieder einspielt. Der nach der Vor- 

 ausberechnung jetzt im Gesichtsfelde erscheinende zweite Stern ist nun auf 

 dieselbe Weise wie der erste zu beobachten. Da der dem Aequator parallel' 

 zu stellende Faden des Micrometers, wenn er berichtigt ist, parallel bleibt, in 

 welchem Stundenkreise auch das Fernrohr sich befinden mag, so wird man 

 schicklicherweise einige Male die beschriebene Einstellung uud Beobachtung 

 der beiden Sterne wiederholen können, indem man schon etwas vor der Cul- 

 mination anfängt. Allerdings nimmt die Genauigkeit der Bestimmung ab, je 

 weiter vom Meridian die Beobachtungen angestellt werden, da eine Correc- 

 tion zuzufügen ist, die mit Zunahme des Stundenwinkels wächst; zugleich wird 

 die Kenntniss der Zeit näher beansprucht. Die Bestimmung der Polhöhe mittelst 

 Beobachtung zweier Sterne gleicht der Hauptsache nach der durch Verfolgung 

 eines einzigen dem Zenith benachbarten Sternes in beiden Lagen des Declina- 

 tionskreises, und da die letztere als die bequemere in Bezug auf die Ermitte- 

 lung der Polhöhe von Danzig wirklich erprobt ist, so soll in dem Folgenden 

 dasjenige, was zur näheren Erkenntniss aller nothwendigcn Correctionen ge- 

 hört, zusammeno-estellt werden. 



Hat man durch die Beobachtung eines Zonithsternes, dessen Declination 



