19 



welcher dem Unterschiede der Stundenkreisangabe für die betreflfende Beobach- 

 tung und des Mittels der Stundenkreisangaben für zwei gleiche nördliche 

 Libellenstände entspricht. Um diesen Mittelwerth zu erhalten, neigt man das 

 nach dem Zenith gerichtete und nahe im Meridian stehende Rohr um einen 

 ziemlichen Winkel so weit, dass die Niveaublase im Süden verschwindet, stellt 

 das Fernrohr fest, und dreht am Schlüssel der Stundenaxe so viel, bis die 

 Bhise die Mitte derTheilung einnimmt. Man notirt nun die Angabendes Stunden- 

 kroises und des Niveau. Hierauf lasst man durch Drehung des Schlüssels im 

 entgegengesetzten Sinne als vorher die Blase ihren Weg nach Süden zurück 

 machen und ferner wieder auf die Mitte der Theilung gelangen, wofür die 

 zweite Angabe des Stundenkreises zu nehmen ist. Je grösser diese beiden 

 Elongationen gewählt werden, um so genauer wird der Mittelwerth, wie die 

 für die Grösse j} angefertigte Tabelle zeigt; 



Sind die Bestimmungen des Anfangspunktes des Argumentes t für den 

 Werth p in beiden Lagen des Declinationskreises gemacht worden, so muss 

 Uebereinstimmung stattfinden, wenn nicht der Fehler in der Axenstellung i 

 vorhanden ist. Andererseits erhält man zwei Angaben des Stilhdenkreises, die 

 um die gleiche Grösse sich unterscheiden, wie jene durch das andere Niveau 

 Ost -West bei Ermittelung desselben Fehlers gefundene, nur im Zeichen ab- 

 weichend. Hiermit ist klar, dass mittelst des Nord-Süd Niveau allein und zwar 

 ohne Umkehrung seiner Lage alle Fehler des Instrumentes sich finden lassen, 

 bis auf den Indexfehler des Stundenkreises*). Um aber diesen durch 

 dasselbe Niveau zu bestimmen, müssen jene Ablesungen des Stundenkreises 

 für einen gleichen Ausschlag der Blase nach Norden auch in der anderen 

 Stellung des Fernrohres also im Nadir wiederholt werden, vorausgesetzt das 

 der besprochene Congruenzfehler bekannt ist oder ermittelt werden kann. 

 Dieser Hesse sich als Abweichung des Winkels von 180" finden, welchen die 

 Ablesungen des Declinationskreises für Objectiv im Zenith und Nadir ergeben 

 sollen. Ist jedoch die Theilung des Kreises für diesen Zweck nicht fein genug, 

 so wird dieses Verfahren nicht zu brauchen sein, sondern man hat die ange- 

 gebene Beobachtungsmanipulation auch für die Ümkehrung des Niveau noch 

 einmal zu machen. Ein Beispiel mit allen Einzelnheiten für die Methode, 

 durch das Meridianniveau allein die Fehler des Apparates zu ermitteln, halte 

 ich für überflüssig;, wähle dai;egen die Auffiihruntc einifjer Beobachtungen für 



CD J CJ cj O O D 



die Stundenkreiseinstellung, welche der im letzten Abschnitte gegebenen Be- 

 stimmung der Danziger Polhöhe zur Grundlage gedient haben. 



Die Einstellungen des Stuudenkreiscs für die Ilorizontalstellung des Nord- 

 Süd-Niveau wurden in jeder der beiden Lagen des Declinationskreises dreimal 

 gemacht und ergaben folgende Zahlen: 



1873. Juli 4. 



D.-Kr. Ost. D.-Kr. West. 



231' 47m 58s 2311 44«" 24-' 



0_6_52 10 38 



, 23^47"58 23 44 24 



•- 6 52 10 38 



23 47 58 23 44 22 



Ü (j 54 10 38 



*) Die Heflexionsbeobachtnngen des Nadirs könucn diese Li'icke ausfüllen. 



• 2* 



