22 



Nun ist / = — 8*. 5, folglich ^ ~ — S\bs\n(p = — '6*. 9. Die erste Stun- 

 dcnkreisablesung am 27. Mai 1872 bei D.-Kr. West 49» 5' ergiebt daher mit 

 Abzuo- der um — 8°. 5 verbesserten Ablesung für das Meridiauzeichen 57"" 47». 5 

 den Stundenwinkel T= — 8" 42% 5. Die Ausrechnung führt zu dem Resultat: 



q = + 2". 3. 

 Hiermit kann die Discussion der für die Ermittelung der Polhöhe in Anwen- 

 dung kommenden Correctionen für die obige Formel geschlossen werden. 



Dass eine Verbesserung hinsichts der Refraction ausser Acht gelassen 

 ist hat seinen Grund in der unmerklit;h kleinen Quantität, welche bei Beobach- 

 tunt^en im Zenith auftreten, da der zenithale Abstand im Meridian durch das 

 Fadenmicrometer nicht weiter als auf etwa 72° gemessen werden könnte; doch 

 dürfte noch eine Antwort auf die Frage, wie sich mit Erweiterung des Stunden- 

 winkels die Refraction verhält, nöthig sein. Heisst in dem sphärischen Dreieck 

 Pol, Zenith und Stern, der Winkel am Stern P, so ist: 



T 



cotg P^smcp tg -g-, 



wenn dieser Stern durch das Zenith geht. Für einen sehr grossen Werth von 

 T=2(f wird der Winkel P 88^ werden. Der Abstand des Sterns vom Zenith 

 zu diesem Stundenwinkel beträgt etwa 3*^ (= T cos (p) daher die Refraction 3". 

 Da nun der messende Faden des Micrometers einen Parallelkreis beschreibt, 

 der Stern aber durch die Refraction in dem verticalen grössten Kreise um 3" 

 o-ehoben wird, so ist der Abstand des Parallel- und Verticalkreises, deren 

 Neio-ung zu einander 90° — 88^ = 2° ausmacht, in der Entfernung 3" von der 

 Dnrchschnittsstelle beider aus =3" sin 2'' zu nehmen,- welche Grösse als Cor- 

 rection unserer Formel zugefügt werden müsste. Diese beträgt jedoch nur 0". 1. 

 Daher kann von der Hinzurechnung der Refraction ganz abgesehen werden. 



Tl. Bestimmung der Polhölie für Dauzig. 



Die durch das Bisherige erläuterte Methode ist im Jahre 1872 während 

 der Zeit vom 14. Mai — 6. Juli recht oft an einem für die Polhöheubestimmung 

 Danzigs höchst günstigen Zenithstern, nämlich y Ursae majoris erprobt worden. 

 Sein Abstand vom Zenith zur Zeit der Culmination beträgt gegenwärtig etwa 

 nur 3', daher der Stern mit dem Faderimicrometer bequem zu verfolgen ist; 

 auch ist er so hell, dass die Beobachtung immer bei Tageslicht angestellt 

 werden konnte. Das Fernrohr hat eine Brennweite von 6V2 Fuss, die ver- 

 wendete Vergrösserung war 80, Um bequem die Zenithbeobachtungen aus- 

 führen zu können wurde auf dem Oculardeckel ein unter dem Winkel von 45*' 

 gerichtetes versilbertes Spiegelchen befestigt. Das benutzte Fadenmicrometer 

 besitzt die Einrichtung, dass mit zwei Micrometerschrauben im diametralen 

 Stande die Entfernung vom Mittelfaden gemessen werden kann, welches die 

 Bequemlichkeit gewährt, für jede der Declinationskreislagen bei der öfteren 

 Umlegung mit den bezüglichen Schrauben eine weniger umfängliche und minder 

 Zeit raubende Einstellung ausführen zu können, als bloss mit einer Schraube. 

 In der Zeit vom 14. Mai — 12. Juni stellte sich bisweilen der Uebelstand ein, 

 dass die Schlitten des Micrometerapparates, welche nicht mit der nöthigen 



