23 



Sorgfalt construirt waren, nicht allein einen oder den anderen Faden etwas 

 mitzogen, soiulein aucli gegenseitig sich heuuntcn. Durch öfteres Auseinander- 

 nehmen des Miciomoters und Abschleil'eu der l'chlerhaften Stelleu hal)e ich dem 

 genannten Uebel abzuheilen gesucht; es ist dieses vollständig nach dem 12. Juni 

 gelungen, so dass vom 1*J. Juni ab die Beobachtungen gänzlich frei von Fehlern 

 dieser Art sind. Der Werth der Schraubenumgänge wurde in dem genannten 

 Zeiträume mehrmals durch häufige Durchgänge des Polarsterns bei Tageszeit 

 ermittelt, während eine Temperatur von -j- 18° bis -f 20°R. in dem Beobach- 

 tungsraume herrschte. Da zur Zeit der Beobachtungen des Zenithsternes 

 ungefähr dieselbe gleichmässige Wärme (nicht unter 15^) statthatte, auch eine 

 Diflerenz im Werthe beider Schrauben nicht gefunden wurde, und keine wesent- 

 liche Ungleichheit im Schraubengange sich zeigte, so ist der mittlere Werth 

 des in 100^ getheilten Schraubenumganges = 26". 032 zur Reduction der Be- 

 obachtungen verwendet worden. 



Das zu unserer Polhöhenbestimmung gebrauchte Niveau war ein von der 

 Firma Ertel in München für das Passageninstrument mit gebrochenem Rohre 

 neu bezogener Apparat, welcher durch Glasverschluss und Veikleidung mit 

 einem schlechten Wärmeleiter gegen unmittelbare Temperatureinflüsse geschützt 

 ist. Der Winkelwerth seiner Theilung ist auf drei AVegen ermittelt worden. Der 

 erste im vorigen Abschnitte mitgetheilte wurde am parallactischen Apparate 

 selbst verfolgt, und ergab 1'' — 1".38. Auf dem zweiten Wege, wie ihn ge- 

 wöhnlich die praotische Astronomie behandelt, war durch Benutzung der mit 

 einer Theilung versehenen Fussschraube des Passageninstrumentes der Werth 

 IP = 1".376 ermittelt worden. Endlich habe ich noch einen dritten Weg ein- 

 geschlagen, der ganz besonders deswegen empfohlen zu werden verdient, weil 

 er von der dem vorigen Verfahren eigenen hypothetischen Voraussetzung, dass 

 der Schraubengang des Fusses regelmässig ist, sich befreit. Das gebrochene 

 Fernrohr wird aus dem Lager genommen und mit der Kreisseite auf den 

 massiven Untersatz gestellt, so dass der Kreis in den Horizont und die Rich- 

 tung des Fernrohres in die der Axe angehörigen Lager fällt. Diese Aufstellung 

 kann durch einige Unterlagen noch gesichert werden. Man sieht jetzt in das 

 Rohr, als wollte man eine Nadirbeobachtung machen, und stellt durch Aende- 

 rung der Unterlage des Rohres, wozu ein keilförmiges Hölzchen benutzt werden 

 kann, einen der horizontalen Passagefäden auf ein entferntes Object ein; dazu 

 merkt man sich den Stand der unter einem der Lager sich befindenden Fuss- 

 schraube, ändert nun nichts mehr an dem Rohre, wohl aber an der Fussschraube 

 so viel, bis das Object an den zweiten oder einen andern beliebig ausgewählten 

 Faden gelangt und notirt wiederum den bezüglichen Stand der Fussschraube. 

 Da der Abstand der beiden zur Beobachtung verwendeten Fäden im Winkel- 

 werth sehr genau am Passageninstrument bestimmt ist, so entspricht dieser 

 Winkel dem Quantum des gemachten Schraubenganges; legt man nun das 

 Rohr wieder ins Lager, setzt das Niveau auf und beobachtet in bekannter 

 Weise, wie viel Theile desselben auf jene Schraubenumdrehung kommen, so 

 erhält man ein genaues Resultat für den Werth eines Theiles. Auch dieses 

 Verfahren ergab 'tien Winkelwerth nahe zu ^^ 1".38. Da übrigens die schon 

 aufgeführten Extreme in der Temperatur während der Zenithbeobachtungen den 



