24 



im Mittel gefundenen Werth von 1".38 äusserst wenig alterirten, auch die Ver- 

 schiedenheit der ßlasenlänge, wie sie durch Zu- oder Ablass von Flüssigkeit 

 vermöge des Nebenbehälters der Libelle entstanden ist, keinen merklichen 

 Einfluss auf den Skalenwerth äusserte, so ist derselbe durchweg bei der Re- 

 duction der Beobachtungen zu Grunde gelegt worden. 



Die Befestigung des Niveau nahe zu der Mitte des mahagonifournirten 

 Rohres am parallactischen Apparate geschah in folgender einfacher Weise. 

 Ein Holzstück dem Rohrcaliber genau entsprechend ausgedreht und nach der 

 Axe durchgeschnitten, wurde mit den beiden Hälften um das Rohr gelegt und 

 durch hölzerne Schrauben zusammengeschraubt. Eine der Hälften trng zwei 

 halbkreisförmige Lager zur Aufnahme des Niveau -mit seiner Fassung, und zwei 

 darüber passende halbkreisförmige Stücke schlössen durch den Anzug dazu- 

 gehöriger Holzschrauben dasselbe fest. Mittelst Einschubs eines keilförmigen 

 Holzes zwischen einen der beiden Träger des Niveau- konnte dieses etwas 

 erhöht oder geseekt werden. Die grobe Einstellung im Azimut erfolgte durch 

 Umdrehen des ganzen umgebenden Holzstückes, eine feinere aber einfach da- 

 durch, dass die die Hälften zusammenhaltenden Schrauben auf einer Seite 

 gelüftet und auf der entgegengesetzten augezogen wurden. Wenngleich diese 

 Einrichtung von Holz einen primitiven Character an sich trägt, so hat sie doch 

 dem Zwecke einer unveränderten Haltung des Fernrohres zum Niveau während 

 der ümlegung recht gut entsprochen, wie das Beobachtungsjournal und die 

 Resultate beweisen. 



Die Stundenkreisangaben, welche den beobachteten Stundenkreisablesungen 

 als Aufangszahlen für die Erfindung der Grösse p gelten, sind zu beiden De- 

 clinationskreislagen jedem Beobachtiingstage am Schlüsse zugefügt. Jene 

 Anfangsangaben des Stundenkreises können keine Uebereinstimmung durchweg 

 zeigen, da der Holzring nicht ohne Abänderung die ganze Zeit hindurch dem 

 Fernrohre belassen, auch öfter an dem Niveauträger geschraubt wurde. Für 

 den Unterschied zwischen D.-Kr. W. und O. aber ist 5' als Mittelwerth aus 

 allen sehr gut übereinstimmenden Untersuchungen dieser Art immer zu jedem 

 Tage angesetzt worden. 



Da das Fernrohr in seiner Wiege bei Beginn der Beobachtungsreihe nicht 

 fest genug sich verhielt, so wurde untergefuttert; bei dieser Operation ist der 

 Collimationsfehler freilich sehr gross ausgefallen, was jedoch auf die Resultate 

 keinen Einfluss übt; später wurde durch Abfeilen an der Wiege selbst dieser 

 Fehler bis zum verschwindenden Betrage heruntergebracht. Am 12. Juni bc- 

 ginnen die Beobachtungen mit berichtigtem Apparat. Ich muss bemerken, dass 

 die Stundenkreisangaben der Beobachtungen verbessert durch die Zeit des 

 Chronometers, zu welcher die Einstellung des Sternes vorgenommen wurde, 

 aufgeführt sind. 



Die Zeit zwischen zwei Beobachtungen bei Declinations-Kreis West und 

 Ost ist je nach Gunst der Umstände geringer oder grösser ausgefallen, bis- 

 weilen glückte es in weniger als 3°' fertig zu werden. Mau ersieht diesen 

 Zwischenraum der Zeit im ersten Theil des Journals undeutlich, da der Colli- 

 mationsfehler sich geltend macht. Gewöhnlich wurde der Stundenkreis auf 

 volle oder auch halbe Minuten eingestellt, und zwar so viel Zeit nach dem 



