﻿TRAVAUX ÉTRANGERS. — BOTANIQUE. 107 
	

influence sur ses mouvements d'élévation et d'abaissement. Une 
	
 feuille de papier noircie à la fumée de térébenthine est appliquée au 
	
 cylindre du côté le plus saillant, relativement à l'axe de rotation ; 
	
 c'est sur cette feuille que vient appuyer l'extrémité de l'index consti- 
	
 tuée par une aiguille flne d'acier fixée à l'extrémité de la tige de Mo- 
	
 Unia. L'auteur désigne cet appareil sous le nom d'Auxanomètre en- 
	
 registreur ; pour une intelligence plus complète des détails, nous 
	
 renvoyons à la description et à la figure qu'il en donne, pag. 113. 
	

La manière dont ces divers appareils fonctionnent ressort de leur 
	
 composition. Ajoutons que la hauteur du cylindre est suffisante pour 
	
 que la même feuille de papier noirci puisse servir pendant vingt-quatre 
	
 à quarante-huit heures. L'index se meut en sens inverse de l'accrois- 
	
 sement, c'est-à-dire de haut en bas. Est-il arrivé au bord inférieur de 
	
 la feuille de papier noirci, on arrête l'appareil, la feuille noircie est 
	
 remplacée, et l'extrémité do l'index ramenée au bord supérieur de la 
	
 nouvelle feuille par un léger mouvement d'élévation du pied qui sup- 
	
 porte la poulie; cela fait, l'appareil est remis en mouvement, et l'obser- 
	
 vation continue. L'accroissement se mesure d'après l'écartement des 
	
 lignes tracées sur le papier noirci. Pour cela faire, avant d'enlever la 
	
 feuille de papier du cylindre, on élève l'index de bas en haut, avec le 
	
 doigt, de façon à ce que son extrémité trace sur la feuille noircie une 
	
 ligne qui représente exactement le chemin qu'elle a parcouru. Cette 
	
 ligne coupe presque à angle droit les lignes horizontales dessinées 
	
 par le passage à chaque heure du papier noirci devant l'extrémité de 
	
 l'aiguille; elle est courbe, puisqu'elle est décrite avec la longueur de 
	
 l'index comme rayon. La longueur de l'accroissement s'obtient direc- 
	
 tement en mesurant la distance qui sépare en ligne droite les points où 
	
 la ligne dont je viens de parler coupe les lignes horizontales. Il y a 
	
 une erreur provenant de ce que la courbure de cette ligne est négli- 
	
 gée, mais, vu la grandeur du rayon de cette courbure ( 60 centim. = 
	
 longueur de l'index ) et la faible longueur des arcs auxquels on a 
	
 affaire ( 1/2 à 2 centim.), cette erreur devient insignifiante (Voyez 
	
 pag. 119). 
	

L'auteur entre dans de minutieux détails relativement aux précau- 
	
 tions à prendre et aux causes d'erreur. Nous ne mentionnerons que les 
	
 principales de ses considérations. 
	

Faisons remarquer d'abord, d'une manière générale, que chacune 
	
 des parties constituantes de l'appareil, avant d'être appliquée à l'ob- 
	
 servation, a été essayée à vide. Par exemple, afin de se rendre compte 
	
 de l'influence et de la grandeur des variations hygroscopiques de 
	
 longueur du fil, l'auteur s'est assuré, en fixant l'une des extrémités du 
	

