2 CQ Arthur Meyer und Nikolas T. Deleano, 



steiles ein Glasrohr angeschmolzen, welches zum Aufhängen des Thermometers 

 diente. Beim Gebrauche wurde der Deckel des Gefäßes mit einer Mischung 

 von 20 g Bjenenwachs und 10 g Wollfett auf gekittet. 



Die Natronkalktürme und der Wasserturm. 



Der alte Apparat I besaß zwei zur Absorption der in der Luft vorhandenen 

 Kohlensäure bestimmte Waschflaschen, von denen die eine Natronlauge, die 

 andere Barytwasser enthielt. Diese Einrichtung veranlaßte beim Durchleiten 

 der Luft durch den Apparat eine negative Spannung der Luft in dem Behälter A, 

 welche eine sehr sorgfältige Dichtung des Apparates nötig machte und Unregel- 

 mäßigkeiten des Luftstromes veranlaßte. Auch befanden sich bei dieser Einrich- 

 tung die atmenden Pflanzenteile stets in einer mit Wasserdampf gesättigten 

 Atmosphäre, was nicht immer erwünscht war. Deshalb wurden jetzt zum 

 Befreien der Luft von Kohlensäure zwei Natronkalktürme von 34 cm Höhe 

 und 5 cm Weite benutzt, welche durch ein i cm weites Rohr miteinander, mit 

 der Luft und dem Apparate in Verbindung standen. Wenn die Luft angefeuchtet 

 werden sollte, wurde hinter die Natrontürme ein mit feuchten Bimsteinstückchen 

 gefüllter Turm eingefügt (siehe Figur i). Das geschah in den meisten Fällen. 

 Wo es nicht statthatte, ist es in der Beschreibung der Versuche besonders betont 

 worden. 



Die Zehnkugelröhren. Die Zehnkugelröhren, welche zur Ab- 

 sorption der Kohlensäure benutzt wurden, sind so umgestaltet worden, daß man 

 das Baryumkarbonat in den Röhren selbst absetzen lassen kann. Ihre Form 

 ist in der Fig. 6 dargestellt; sie sind 57 cm lang und fassen 400 ccm. In den 

 Tubus des weiten Gefäßes ist ein hohler, in ein gebogenes Röhrchen übergehender 

 Glasstöpsel eingeschliffen. Der Rohransatz, sowie das andere Ende des Rohres 

 wird mit einem Kautschukr öhrchen und einem Glasstäbchen versclilossen, 

 wenn die Kugelröhre nicht in den Apparat eingeschaltet ist. In der Figur ist 

 die Zehnkugelröhre in der Stellung abgebildet, welche sie beim Durchleiten der 

 Luft einnehmen muß. Soll sich das Baryumkarbonat absetzen, so stellt man 

 die Kugelröhre so, daß das weite Gefäß senkrecht steht. Bei Versuchen, in 

 denen die Kohlensäurebestinimung stündlich vorgenommen wurde, wurden 

 10 reine und trockene Zehnkugelröhren mit je 75 ccm der titrierten schwächeren 

 Barytlösung gefüllt und auf beiden Seiten geschlossen. Stunde um Stunde 

 wurde dann eine neue Röhre in den Apparat eingefügt, dann abgenommen, 

 wieder geschlossen und aufrecht gestellt, damit sich das Baryumkarbonat ab- 

 setzen konnte Nach Erledigung von allen 10 Röhren wurde aus jeder Röhre 

 eine Portion von 25 ccm der klaren Flüssigkeit entnommen und mit Zehntel- 

 normalsalzsäure titriert unter Anwendung von Rosolsäure als Indikator. 



Nach Beendigung des Versuches wurden die Röhren ausgegossen, mit ver- 

 dünnter Salzsäure und darauf mit Wasser sorgfältig gereinigt, mit Alkohol 

 nachgespült und auf einem erwärmten Sandbade getrocknet. 



Die Titriervorrichtung. 



Zur Absorption der Kohlensäure wurden eine stärkere (ungefähr 30 g Ba- 

 ryumhydroxyd auf 1000 ccm Wasser) und eine schwächere (ungefähr 10 g Ba- 



