Die periodischen Tag- und Nachtschwankungen der Atmungsgröße usi 



251 



ryumhydroxyd auf 1000 ccm Wasser) Barytlösung benutzt. Letztere fand in 

 den Versuchen Anwendung, in denen Stundenproduktionen von Kohlensäure 

 gemessen werden sollten, überhaupt, wenn es galt, kleinere Mengen von Kohlen- 

 säure quantitativ zu bestimmen. Zur Abmessung der Lösungen diente der in 

 Fig 7 dargestellte Apparat, welcher die Entnahme und Abmessung von Baryt- 

 lösung bei vollkommenem Ausschlüsse der kohlensäurehaltigen Luft gestattete. 

 Die 12 Liter fassende Flasche des Apparates steht oben durch ein Natronkalk 

 enthaltendes U-Rohr mit der Atmosphäre und zugleich unter Vermittlung eines 

 T-Rohres mit dem oberen Ende der Meßbürette in Verbindung. In letztere ist 



rig. 7. 



Titriervorrichtung. 



Fig. 8. Der Aspirator. 



am oberen Ende das gekrümmte, mit Hahn versehene, enge, etwas nach der 

 Wand der Bürette zu gekrümmte Zulaufrohr eingeschmolzen. Die Bürette be- 

 sitzt oben eine kugelförmige Erweiterung, welche 50 ccm abzumessen gestattet; 

 an sie schließt sich der zylindrische Teil der Bürette an, welcher 1,5 cm weit ist 

 und auf einer 40 cm langen Strecke in 50 • 0,1 ccm geteilt ist. 



Der Aspirator 



Der Aspirator besitzt zwei je 28 Liter W^asser fassende, von Liter zu Liter 

 graduierte Flaschen. Diese stehen auf zwei Brettern, welche an einer Kette 

 befestigt sind, mittelst deren sie durch Drehen einer Kurbel zu heben und zu 



