über die Selbsterwärmung von Pflanzen in Dewargefäßen. 



307 



luftleer ausgepumpt ist. Zur Verminderung der Wärmeaus- 

 strahlung wird die innere Oberfläche des Vakuummantels a 

 versilbert. Wird nun der Hohlraum i eines solches Gefäßes 

 mit irgendeiner heißen oder kalten Substanz gefüllt, so hält 

 sieh ihre Temperatur einige Zeit einigermaßen unverändert, da 

 die Wärmeleitung durch den luftleeren Raum ungemein er- 

 schwert ist. Die von mir verwendeten Gefäße^ ruhen mit ihrer 

 Basis in einer Holzhülse. Es wird gewöhnlich empfohlen, wenn 

 man den Wärmeausgleich möglichst vermeiden will, das Gefäß 

 aus der Hülse herauszunehmen und mit Bind- 

 fäden aufzuhängen, so daß das Gefäß nur von 

 Luft umgeben ist. Die meisten meiner Versuche 

 wurden mit dem Dewargefäß im Holzfuß an- 

 gestellt. Ich bemerke jedoch, daß nach meinen 

 vergleichenden Versuchen bezüglich der Wärme- 

 isolierung die besten Resultate erzielt wurden, 

 wenn man das Dewargefäß nicht frei aufhängt 

 oder im Holzfuß beläßt, sondern in trockene 

 Baum- oder Schafwolle einpackt, wie ich dies 

 am Ende meiner Arbeit (S. 327) auseinander- 

 setzen werde. 



Bei ganz exakten Versuchen soll das Versuchs- 

 gefäß in einem Raum mit konstanter Temperatur, 



am besten in einem Thermostaten stehen. Bei verkleinert, a = 



Vakuummantel, 

 i = innerer Hohl- 



a— 



k^ 



Fig. I. Dewar- 

 gefäß im Durch- 

 schnitt. Stark 



räum. 



vielen lebenden Pflanzenobjekten kommt es aber 

 in den Dewargefäßen zu einer so starken Er- 

 wärmung, daß diese durch etwaige Temperatur- 

 schwankungen des Versuchsraumes (Zimmers) nicht verschleiert 

 wird. Ich habe daher die meisten meiner Experimente, wenn 

 die Erwärmung der Pflanzenobjekte nicht unbedeutend war, in 

 meinem Arbeitszimmer gemacht, dessen Temperaturschwankungen 

 das Ergebnis im wesentlichen nicht beeinträchtigten. 



^) Meine Dewargefäße stammten aus der Spezialfabrik für doppelwandige Vakuum- 

 gläser von R. Burger & Comp, in Berlin N 4, Chausseestr. 8, waren von ver- 

 schiedenen Dimensionen, zylindrisch und durchwegs versilbert. Von nicht versilberten 

 ist abzuraten, da der Temperatiurausgleich zu rasch erfolgt. Ein doppehvandiges, 

 hochevakuiertes zylindrisches Dewargefäß von 6 cm im Durchmesser und 20 cm Länge 

 kostet versilbert 8 Mark, ein solches von 1 1 cm Durchmesser imd 20 cm Länge 

 20,50 Mark. 



20* 



