CQ-, E. Schweidler und A. Sperlich, 



findet sich in einem Berichte^ über luftelektrische Messungen 

 im Jahre igio, auf den hiermit verwiesen sei. Hier soll nur 

 das Wesentliche kurz zusammengefaßt werden. 



Das Meßinstrument ist ein mechanisch registrierendes Elektro- 

 meter nach Benndorf, ein Apparat vom Typus der Quadrant- 

 elektrometer, bei dem ein Uhrwerk einerseits den Registrier- 

 streifen gleichmäßig vorschiebt, andererseits Minutenkontakte 

 herstellt, wobei durch kleine Elektromagnete ein mit der 

 »Nadel« (Lemniskate) des Instruments starr verbundener, aber 

 von ihr isolierter Zeiger herabgedrückt wird, so daß er mittels 

 zwischengelegten Blaupapieres punktförmige Marken auf den 

 Registrierstreifen erzeugt und dadurch (in Minutenintervallen) 

 den Ladungszustand der Nadel registriert. Die Nadel ist hier 

 dauernd mit dem »Zerstreuungskörper« leitend verbunden. Das 

 früher erwähnte Uhrwerk erfüllt — mittels eines auf die Minuten- 

 zeigerachse aufgesetzten, mit Kontaktstiften versehenen Z3'lin- 

 ders — noch folgende Funktion: Einige Minuten vor Beginn 

 einer runden Stunde wird die Nadel geerdet; hierbei entstehen 

 einige Punkte, die die Nullage der Nadel kennzeichnen und 

 zugleich eine Zeitmarke darstellen ; einige Minuten später wird 

 vorübergehend eine Verbindung der Nadel mit einer Hilfs- 

 batterie hergestellt, so daß sie geladen wird und einen Aus- 

 schlag- macht, worauf der Kontakt gelöst wird. Bis zur nächsten 

 Erdung (also etwas über 34 Stunden) bleibt das System (Nadel -|- 

 Zerstreuungskörper) isoliert und entladet sich langsamer oder 

 rascher, je nach der gerade vorhandenen Leitfähigkeit der Luft, 

 wobei der Verlauf der Entladung durch die Registrierkurve 

 abgebildet wird. Die Differenz der Logarithmen des Anfangs- 

 und des Endausschlages sind der mittleren polaren Leitfähig- 

 keit während dieser Zeit proportional; hier wurde negatives 

 Vorzeichen der Aufladung gewählt, also die positive (d. h. auf 

 der Anwesenheit positiver Ionen beruhende) polare Leitfähig- 

 keit in willkürlichen Einheiten gemessen. Mit Rücksicht auf 

 den Zweck der Untersuchung: Prüfung des täglichen Ganges 

 und seines Verhaltens zum Verlauf der Blattbewegungen, wurde 

 von einer Umrechnung in absolute Einheiten abgesehen. Auch 

 wurde der — genau genommen für ein rund % stündiges Inter- 



1) Schweidler, E. v., Sitzgsber. d. Wiener Akad., Abt. IIa. 1910. 119, 1839. 



