385 
schleunigt wurde. Während der eigentlichen Wahrnehmung 
aber würde man die Luft doch gewiss nicht schneller als 3 L 
pro Stunde durchstrômen lassen, weil sonst die von dieser 
geringen Wärmequelle verursachte Temperaturerhôhung 
zu klein sein würde, um beobachtet werden zu kônnen. 
Wie ich mich auch darum bemüht habe die Aufstellung 
mit Hülfe allerart ÂAnderungen zu dem erwünschten 
Zweck brauchbahr zu machen, so ist es mir nicht gelun- 
gen zu einem günstigen Resultat zu kommen, und ich 
glaube denn auch mit Sicherheit behaupten zu künnen, 
dass es auf diese Weise unmôgjJlich ist. 
Um den Zweck zu erreichen musste also eine andere 
Vorrichtung gefunden werden. Weil sich als die grôsste 
Schwierigkeit die viel zu grosse Wärmekapazität des Ge- 
fässes gezeigt hatte, musste jetzt besonders eine so gering 
wie môgliche Wärmekapazität angestrebt werden. 
Nachdem ich die obigen Schwierigkeiten Herrn Professor 
Julius vorgelegt hatte, hat dieser die Güte gehabt, sich 
um eine andere Vorrichtung zu bemühen, um die genannten 
Beschwerden zu umgehen und hat einen Entwurf zu einer 
Vorrichtung gemacht, die eine Messung dieser geringen 
Wärmeentwickelung mittelst Temperaturerhôhung ermüg- 
lichen sollte. Der Entwurf wurde vom Mechaniker des 
Botanischen Instituts Herrn L. Roelink sehr genau 
ausgeführt. 
Diese Vorrichtung zeigte sich als eine grosse Verbes- 
serung; die gewünschten Bestimmungen wurden jetzt 
wirklich ausführbar, obgleich sich auch hier Komplikationen 
einstellten, welche ungewünschte Einflüsse auf die Beob- 
achtungen ausübten. 
Das Dewar'sche Gefäss der früheren Vorrichtung 
wurde gegen ein kupfernes Gefäss vertauscht, dessen 
Wärmekapazität wohl sehr viel geringer war, wodurch 
aber die vollkommene Isolirung verloren ging. 
Bei der jetzt folgenden Beschreibung dieser neuen Vor- 
