388 
Die Luft, in das Gefäss mit Keimpflanzen eintretend, 
musste also eine konstante Temperatur haben; diese hatte 
sie auf dem langen Wege durch das gewundene, ganz 
vom Wasser umspülte Bleirohr annehmen kônnen. Um 
dies zu erreichen war es nôtig die Temperatur des Wassers 
so viel wie môüglich konstant zu erhalten, was mittelst 
eines Thermoregulators mit grossem Toluolgefässe geschah. 
Zwei Rührer (S) besorgten, dass die Temperatur im 
Wasserbade überall gleich war; diese Rührer streckten 
sich von oben bis unten im Wasser aus, und waren der 
ganzen Länge nach mit zwei Reihen gebogener Schuppen 
besetzt. Sie wurden vermittelst eines Elektromotors in 
Bewegung gesetzt. 
Der Temperaturunterschied der ein- und ausstrômenden 
Luft wurde mit Thermonadeln (Kupfer-Konstantan) ge- 
messen. Die erste Nadel (L) befand sich auf dem Wege 
der einstrômenden Luft, wo diese also die konstante Tem- 
peratur des Wassers hatte; die zweite (K) war oben in der 
Offnung des Trichters angebracht, also da, wo die Luft 
gerade im Begriff war das Gefäss zu verlassen, nachdem 
sie über die keimenden Weizenkôrner hingestrichen war. 
Um diese Nadel herum war in der Offnung des Trichters 
eine dicke Schicht feiner Kupfergaze (P) befestigt; die ge- 
wärmte, entlang-streichende Luft kam hier direkt mit einer 
grossen und qgut-leitenden Oberfläche in Kontakt, die 
leichter die Temperatur derselben annahm und auf die 
Thermonadel übertrug, als wenn diese letztere selbst von 
der passirenden Luft auf diese Temperatur hätte gebracht 
werden müssen. 
Der schwache elektrische Strom, der durch diesen 
Temperaturunterschied der Nadel entstand, wurde durch 
ein äusserst empfindliches Spiegelgalvanometer von Siemens 
und Haiske geleitet. Ein Lichtbildchen wurde mittelst eines 
Nernstlämpchens via den Spiegel auf die verteilte Skala 
geworfen. Je kräftiger also der elektrische Strom war, 
