6 Ernst Biese. [XL V 



om bläcket i någon penna skulle uttorka eller ritandet af an- 

 nan orsak upphöra. En särskild mycket bekväm inrättning 

 för det förbrukade papperets upprullning har likaledes efteråt 

 tillkommit. Jämte tilläggsarbetena har priset för apparaten 

 blifvit 3,140 mark. Den af Dennert och Pape i Altona leve- 

 rerade stora kopparflottören af 1 meters diameter jämte instru- 

 mentets statif behöllos och betingade sammanlagdt ett pris at 

 590 mark, så att hela apparaten kommit att kosta 3,730 mark. 

 — I sammanhang härmed kan det vara skäl att anföra, att 

 den af firman Rob. Huber uppförda paviljongen med cement- 

 brunn och rörledning af koppar kostat 3,958 mark. Äfven 

 denna del af arbetet, som redan blef färdig år 1899, har visat 

 sig vara mycket väl utförd. Kopparröret, hvars hela längd 

 utgör i det närmaste 19 meter, har en inre diameter af 50 

 mm sånär som på en sträcka äf 4 m, dar diametern är blott 

 44 mm. Det ändar ut i hafvet med en mot rörets längdrikt- 

 ning vinkelrät arm, som ligger utmed hafsbottnet och kan 

 böjas upp så, att dess fria endast af en grof sil slutna ända 

 kan fås upp öfver vattenytan och fullständigt slutas, då man 

 önskar fylla brunnen och genom vattentryck renspola rörlednin- 

 gen. — Paviljongen uppvärmes under den kalla årstiden något 

 medels en petroleumkamin. Skötseln af det hela har icke 

 visat sig erbjuda några nämnvärda svårigheter. 



För att den nj^a limnigrafen skall fullt motsvara sitt 

 ändamål erfordras oafvisligen att någon anordning träffas, som 

 möjliggör en regelbunden absolut mätning af vattenståndet 

 och såmed kontrollerar registreringen. Äfven detta vilkor skall 

 sannolikt inom kort kunna på ett tillfredsställande sätt upp- 

 fyllas, i det ett bestämdt förslag i detta afseende redan före- 

 ligger. 



I Hangö hade den gamla rörledningen från limnigraf- 

 brunnen ut i hafvet tydligen skadats, så att registreringens 

 ostörda gång för framtiden ej var säkerstäld. Då nämligen 

 rörets yttre mynning tillslöts och vatten för rörets renspol- 

 ning inpumpades i brunnen, läkte röret så, att vattenytan i 

 brunnen endast obetydligt kunde höjas. Vid rörets mynning 

 kunde intet fel upptäckas och den där belägna ventilen slöt 

 fortfarande lika tätt som tidigare. Detta såväl som den om- 



