8 K. Äng STRÖM, 



un ehnix eonveimble de gahanoinètre et de thenno-élénients, on peut 

 rendre rinstrument très sensible, et eonnne les thennu-éléments ne 

 servient «lu'à intli(|iirr l\\u;alité de température des deux bandes et non 

 à donner des déterminations exactes des tem])ératures, on évite les 

 difficultés (jui accom])a,i!;nent ordinairement les dispositions thennoélectri- 

 <jues très sensibles. 



Les constantes de rinstrument. à rexce|»tion de la détermination 

 du ])()U\'()ir al)s(irl)ant de la surface, sont aussi ti'ès faciles à déterminer. 

 On n"a (pTà mesurer la largeur et la résistance électrique des bandes, 

 de même que la variatictn de la résistance avec la tenq)érature'). 



Ensuite les manipulations nécessaires à chaque détermination 

 sont très faciles, il ne s"agit ([Uc de jiroduire la même température 

 dans les deux bandes, par le réglage dr rintensité du coui'ant, et de 

 déterminer cette intensité. 



On ])eut voir les détails de Tappaivil dans la Fig. 5 et (i. PI. li 

 Les deux bandes métalliques. cou])ées avec la machine à diviser d'une 

 feuille (]•■ platine d'en\iron (t."""()0:> d'épaisseur, sont attachées à coté 

 l'une de l'autre dans le eadre ^-1. Elles sont noircies d'un côté en ce 

 qu'uni' couche mince de zinc y a été déposée électrolyti(|uement, après 

 quoi la couche a été traitée avec une solution faible de chlorure de 

 platine. Puis, la surface ainsi préparée a été recouverte légèrement de 

 non' de fumée -|. Les thermo-éléments J'J (pii sont attachés de l'autre 

 côté des bandes de platine en sont isolés jiar du papier de soie, trempé 

 dans une solution de goimne-laipie. ils consistent en bandes minces 

 de cuivre et de constantane. Le cadre avec les bandes est monté 

 dans un tube F. muni de trois diaphragmes à ouvertures rectangulaires. 

 Un petit et'ran .S. à douldes parois d'une lai'geur de 5 mm, est attaché 

 dans rt)u\-erture (\u tube. Cet écran peut être tfau-né d'un côté ou de 

 l'autre par une petite mani\elle M pour ond^rager ainsi l'une ou l'autre 

 des deux bandes de platine. Ln petit counnutateur (■' permet de faire 

 passer le courant par l'une ou par l'autre de ces bandes. L'autre 

 extrémité du tube est fermée par un liouchon d'ébonite P avec quatre 



^) .t'ai réussi récemment n otitenir des iiandes de manganine d'une épaisseur conve- 

 nat)le pour la fimstruction de l'instrument. Le coefficient de la variation de la résistance 

 éleetric|ue avec la température étant dans ce cas à peu près = on (»eut donc négliger toute 

 con'ection pour cette variation. 



-) Pour la préparation des bandes de platine, je renvoie le lecteur à l'étude déjà 

 citée, Wied. Ann. (il, (136, 1.S'.)!) ou Astropliysical Journal ft, 334, l!S9'.l. 



