10 



K. Ångström, 



k■^-Axs^^sl■.^^s^v -^kvx^;jl^\v^^l JJ 



l'autre est un curseur. Après avoir réglé celui-ci 

 jusqu'à ce (jue la différence potentielle entre les con- 

 tacts (lu rhéocorde soit la même qu'entre ceux des 

 | s§iji#?^ ^ bandes pyrhéliométri(iues, la résistance par cm de 

 longueur est calculée en connaissant la distance entre 

 les couteaux ^1 et B. Par ce procédé, on évite les 

 difficultés causées ])ar des perturbations dans les 

 courants électri(|ues aux extrémités de la bande et la 

 résistance de la bande est déterminée dans le voisi- 

 nage des contacts des thermo-éléments. 

 La résistance de la bande augmentant un peu par l'éclunufe- 

 ment, causé jjar le courant électrique, il est nécessaire de déterminer 

 le rapport entre l'intensité du courant et la résistance. Avec la dis- 

 position déjà employée pour la détermination de la résistance, j'ai 

 obtenu le résultat suivant pour l'appareil N:o 11, la température en- 

 vironnante étant de 19". 



UOsistance, Olmi pni- rni. 



FiK. :2. 



L'échauffement des bandes devant être proportionnel au carré 

 de l'intensité du courant électrique, nous obtenons si />/,' et ///„' désig- 

 nent les résistances aux intensités du coui'ant = (' et = o: 



Les valeurs calculées pour /y/,' d'après cette formule avec 

 m/ = (•,30!)2 et ß = 0,303 sont introduites dans la quatrième colonne du 

 Tableau précédent. 



Le coefficient de la variation de la résistance électricpie avec 

 la température est déterminé comme à l'ordinaii'e à Taidi' du jiont de 

 Wheatstone. Pour notre but, il nous suffit d'exprimer la résistance par 

 la formule 



m," = /»„"(l + «0 , 



