12 K. Àa'gstrom, 



A Taide d'un boloinètre sensible, le jiouvoir diffusant de cette surface 

 a été détenniné pour trois différentes espèces de radiation incidente') 

 et, d'après ces observations, j'ai calculé le }>ouAoii' absorbant de la 

 surface. 11 l'esulta de ces recherches (pie le jimndii- absdi'bant est 

 x\n peu plus grand pour les longueurs d'onde plus grandes (pie pour 

 les plus courtes, que le pouvoir absorbant moyen pour la radiation 

 solaire est compris entre i)S,-^ — 98,8, suivant l'épaisseur de la couche 

 du noir de fumée ^). Kn Tadmettant donc ikiui' ces pyrlicliomètres 

 = ••S..") "/o. ou ne pourra certainement pas se irduiper de j)lus de 

 (juekpies dixièmes de "/o. 



Sj Indi'iiiiK'Ut pniir ili'tcrnuiii'i' l' intcasitr dit cniti'fint rlrrtrlqilr. 



11 est évident, que les difficultés de construction d'un instrument 

 portatif, d'après le i»rincipe que je viens d'exposer, se c(mcentreront 

 principalement sur la détermination de l'intensité du courant électrique, 

 destiné à échauffer la bande, car l'erreur tie cette détermination ne 

 doit pas dépasser 0,:)''''n et la délcr-mination doit se faire pai- une lec- 

 ture directe. 



Ce problème est aujourd'hui l'ésolu d"unc nuuiiere satisfaisante 

 par les excellents milli-ampèremètres de la ('= Weston, de Siemens å 

 Halske et d'autres encore. Disposer un instrument de voyage avec un 

 insti'ument de ce genre et un gah-anoscope transportable, n'offrait pas 

 de difficultés. Mais en 1(S94, quand je songeais à résoudre ce pro- 

 blème, ces ampère-mètres n'existaient ])as enc(tre à l'état perfectionné 

 d'aujourd'hui, ou, en t(uis cas, je ne ('(umaissais juis leurs excellentes 

 qualités. 11 s'agissait donc de construire un appareil portatif pour 

 déterminer l'intensité du courant électri(pie. Pour mon but, il n'était 

 pas nécessaire de pouvoir calculer théoriquement les constantes de 

 l'instrument, et je me suis contenté de faire un instrument dont l'échelle 

 a été déterminée empiri(pieiuent et (pii pouAait être conti'('ile à chaque 

 instant. 



') Pour l'exposé détaillé de ces travaux, voir K. Ångstbö.m, ()[versii;t af K. Vet. Akad. 

 Förhandl. \>. L>sa. 18118. 



^) Je di-stingue entre »le pouvoir absorbant du noir de fumée» et »celui d'une 

 surface couverte de noir de fumée». Ce dernier qui, pour une couche sutfiseniment épaisse, 

 ne dépend que du pouvoir ditfusant, augmente avec la lougneiii- d'unde, celui-là dimimie 

 quand la longueur d'onde augmente, comme je l'ai déjà monlr(\ (OlVersigt af Iv. Vet. Akad. 

 Förhandl. p. 385, 1SS3 et Wied. Ann. 36, 710, 1S!I3). 



