Iva DI A TION Solaire. 17 



j'aie a iKilcr à leur ci^'ard. c'est (Hi'iiiu' pelitc \ai-iati(in dans \r [loint 

 (le zero de l'iiislniiiu'iit se l'ait s(iii\-t'iit ix'iiianiurr |içiidaiit iitu' série 

 (l'oliscrNatinns : clic s'élè\c tout au plus à cnvii-on I "n de la dc\ia- 

 (iou. Il faut eu chercher la cause dans un résidu d'élasticité des bandes 

 de bronze ]dios|diori(|ue. (|ui su|i|)ortent la bobine mobile, .l'ai pourtant 

 eherohé à éliminer ce défaut en déterminant le point de zéro avant et 

 api'ès (duKpie série d'obsei'xations. 



4| La construction de l' h istr anient de voi/df/e. 



Les différents instruments nécessaires aux ol)ser\ations, c'est-à- 

 dire le pyrheliométre. réiectrodynamomètre, un gahanomètre et une 

 pile, ont été l'éunis dans une caisse facile à transporter de 44 cm de 

 hauteur. 24 cm de largeur et 11* cm de profondeur. La PI. 2 donne une 

 A'ue généi-elle de l'instrument^ les fig. 1 et 2, PI. 3, la disposition des par- 

 ties intérieures. G représente le galvani »mètre. Il y a deux bobines A. 

 un aimant compensateur iV et un e(|uipage à système astatique qu'on peut 

 arrêter. D est le dynamomètre déjà décrit, et P une pile Leclanché de 

 grande capacité. (Juand l'instrument ne foncti(mne pas, le pyrheliométre 

 est aussi placé dans la caisse, où son su[»i)ort est fixé par des vis entre la 

 pile P et le dynamomètre 7). Quand on veut observer, on le sort de la 

 caisse pour Tattacher dessus. A un des côtés de la caisse se trouve 

 un trou rond au-dessus duquel est attaché un petit miroir M, mobile 

 dans toutes les directions. Ce miroir j>ermet de diriger un faisceau de 

 lumière dans l'instrument, où il est partagé en deux par les deux mi- 

 roirs ,S', et S^. De S^ la lumière est réfléchie par la lentille L^ vers 

 les miroirs du dynamomètre, et en traversant de nouveau la lentille, 

 elle produit, sur une échelle transparente de celluloïde l'image d'un index, 

 attaché au côté de la caisse. Cette échelle est fixée devant les miroirs 

 S^ et S^ , mais elle n'est pas visible dans la tig. 1. Du miroir S.^ la 

 lumière est réfléchie vers le miroir S.^ et par la lentille L^ au miroir 

 du galvanomètre. Pour augmenter la distance entre le miroir et l'échelle, 

 le faisceau de lumière est réfléchi d'abord par le miroir S^ vers S^ et 

 de là vers l'échelle, sur laquelle est projetée l'image d'un autre index 

 aussi attaché au côté de la caisse. Pour mieux distinguer l'une de 

 l'autre les deux images sur l'échelle, les index sont d'aspect différent. 

 La porte de la caisse n'occupe que les ^is de sa hautem- tl'en bas. Fa\ 

 haut de la caisse, il y a deux petits battants, (voir la fig. 2) qui don- 

 nent accès à l'échelle de celluloïde d(tnt je viens de parler, de même 

 qu'à un petit rhéostat B et aux capsules de caoutchouc, C\ et (4 <lpsti- 



Nova Actn Reg. Soc. Se. Up.s. Ser. III. Im|ii'. ' viii l'.tdd. 3 



