18 K. ÅisrasTRöM, 



nées à l'application du cavalier et à l'amortissement des oscillations de 

 la balance du dynamomètre. Ainsi Tappareil peut être manié sans que 

 le galvanomètre et le dynamomètre soient exposés à des perturbations 

 atmosphéricjues quand on ouvre la porte de la caisse. 



A la caisse est attaché un niveau sphérique pour faciliter Torien- 

 tation de l'instrument. La caisse peut être assujettie par une vis à 

 un trépied qu'on peut plier poui- le ti-ansporter aisément. Les trois 

 pieds peuvent être unis entre eux par une croix qui. au besoin, peut 

 être chargée de pierres, de sorte que, malgré sa légèreté, le trépied 

 offre assez de solidité. La caisse entière avec tout ce qu'elle contient 

 ne pèse que 5 kilogr, le trépied 1,5 kilogr et un homme peut sans 

 peine porter et la caisse et le trépied à la main, même par des che- 

 mins peu aisés. 



5) Méthode d'observation. 



Après avoir bien orienté le trépied, chargé de pierres si c'est 

 nécessaire, on attache la caisse et l'ajuste avec soin. Le pyrhé- 

 liomètre est fixé au-dessus de la caisse, la lumièi'e du soleil est 

 réfléchie dans l'instrument vers les miroirs, l'équipage du galvano- 

 mètre et du dynamomètre est déc(»uplé, et les oscillations de celui-ci 

 sont amorties à l'aide du ballon de caoutchouc. Ensuite on détermine 

 la sensibilité du dynamomètre par l'application du ca\'alier. Le pyrhé- 

 liomètre est dirigé vers le soleil, on tourne l'écran de manière que le 

 rayonnement du soleil tombe également sur les deux bandes et l'on 

 détermine le point de zéro du galvanomètre, de même que celui du 

 dynamomètre. 



Après ces préliminaires qui prennent en\irou 5 min., on est prêt à 

 commencer les observations mêmes. L'écran du pyriiéliomètre est mis à 

 ombrager l'une des bandes, le courant électrique est fermé par l'autre, 

 et l'intensité du courant est réglée par les résistances jusqu'à ce que 

 le galvanomètre revienne au jjoint de zéro. Après avoir déterminé 

 l'indication du dynamomètre, on tourne l'écran et on ferme le courant 

 par l'autre bande, maintenant ombragée: Tintensité du courant est de 

 nouveau réglée et le dynamomètre est observé comme tout à l'heure. 

 On répète 8 à 5 fois de suite, après quoi on observe le point de zéro 

 du dynamomètre, puis on en détermine encore une fois la sensibilité. 

 Les observations ont en général été terminées par une détermination 

 de la correcti(tn magnétique en conduisant le courant seulement par 



