Radiation Solaire. Il) 



la bobine intciicure et par une resistance egale à celle de la bobine 

 extérieure. 



Sans compter le tein])s qu'il faut pour placer et ajuster Tinstru- 

 inent. une série (foljservations complète de ti'ois déterminations distinctes 

 prend en\'iron 4 minutes. La durée d'une oscillation du gahaïKjmétre 

 est environ de .") secondes, et en lU sec. les bandes du pyrhélioniètre 

 exposées à la radiation arrivent à leur température stationnaii'e. On 

 voit ainsi (pie t-lnapie détermination donne la valeur moyenne de la 

 radiation jtendant 10 sec. environ. Pour la promptitude, cet instru- 

 ment laisse donc- tous les autres pyrliéliomètres en arrière. 



Pour donner un exemple de la marche d'une observation, je 

 cite ici une détermination complète: 

 Le 25 Juin LS!»(). 



Pic de Teyde. Pression atmosphérique 491,.") mm. 



Point de zéro du dynamomètre = (U,6. 



Sensibilité k = 105,(i. 



Déviations: (/, 12!),o, 



y 130,6, heure: 1^51'^ temp. 22",o , 

 d, 12i>,4, 



Point de zéro du dynamomètre = (il^o. 



Déviations: r/, 130.u, 



g 129,8, heure: T'ôS'", temp. 23^o, 

 (1, 130,0. 



Point de zéro du dynamomètre = 62,o 



Sensibilité k = 105,4. 



Correction magnétique = — 4,2 . 



Le premier groupe de ces déterminations donne comme valeur 

 du point de zéro 61,8 et comme valeur de la déviation 



<^.+''. + ^f^ = 129,9 

 4 



La différence donc 129,<.) _ ßl,s — 4,2 = 03,9 . 



On trouve dans les Tables de réduction du dynamomètre le 

 carré de l'intensité correspondante du courant P = 0,0702 et la rési- 

 stance m = 0,316 . 



L'autre groupe donne de la même manière le point de zéro 

 = 62,0 et 



