Deb Elektkisciie Lichtbogen. 53 



sehen Röhre placiert. Wird dir s(d<undäre Lcihing von Iiididvtionsströ- 

 iiipu (hirclitlossen, so erzeugen dies«^ infolge der Wirkung des Indikators 

 ein variables magnetisches Feld bei /. Die durch das Diaphragma 

 gehenden Kathodenstrahlen werden daher nach oben und unten ab- 

 gelenkt, und uuui crliiilt auf dem fluoreszierenden Schirm in dci' lîi-aun- 

 schen Köhre eine vertikale iielle Linie. Um nun aber die Stromform 

 selbst bei diesen Kntladungen bestinunen zu können, war es notwendig, 

 gleichzeitig auch die Kathodensti-ahlen in horizontaler Richtung ablenken 

 zu können. Da diese Flntladungcn nur äusserst kurze Zeit währen, so 

 lag die grösste Schwierigkeit darin, eine Anordnung zu linden, bei der 

 die Kathodenstrahlen schnell genug zur Seite abgelenkt werden. Ich 

 wandte zu dem Zweck folgende Methode an. 



Unter dem Diaphragma der Braunschen Röhre wurde vertikal 

 ein Elektromagnet j aufgestellt, ^^'ird ein elektrischer Strom durch 

 den Elektromagneten geschlossen, so werden die Kathodenstrahlen in 

 horizontaler Richtung abgelenkt. Da der Magnetismus in dem Eisen- 

 kern des Elektromagneten nicht augenblicklich seinen Maximalwert an- 

 ninnnt, so erhalten auch die Kathodenstrahlen nicht sofort ihre Maximal- 

 ablenkung. Je dicker der Eisenkern ist, um so länger dauert es, bis 

 er seine grösste Magnetisierung erreicht, imd um so langsamer werden 

 die Kathodenstrahlen abgelenkt. Durch geeignete Wahl der Dicke des 

 Eisenkerns im Elektromagneten kann man also dahin gelangen, dass 

 die Zeit, die die Kathodenstrahlen brauchen, um ihre Maximalablenkung 

 in horizontaler Richtung zu erhalten, ungefähr gleich wird der Entladungs- 

 zeit für die Ströme in der sekundären Leitung. 



Der Strom durch den Elektromagneten muss natürlich in dem- 

 selben Augenblick geschlossen werden, wo die Entladung beginnt. Zu 

 diesem Zweck war eine besondere Anordnung getroffen, die sich in 

 oben erwähnter Untersuchung ausführlich beschrieben findet, und die 

 ich daher hier übergehen kann. 



Der Kondensator L bestand aus 6 grösseren Leidener Flaschen. 

 Ihre Gesamtkapazität betrug 0,004913 Mikrofar. Die Selbstinduktion in 

 der sekundären Spirale des Induktoriums und im Indikator, die nach 

 Maxwells Methode bestimmt wurde, betrug für das Induktorium 377,7 

 Henry und für den Indikator 5,91 Henry. Hieraus berechnet sich die 

 Schwingungszeit für die oszillierenden Entladungen auf 0,0086 Sek. 



^^'ir wollen nun annehmen, dass die Messingkugeln im Funken- 

 mikrometer so nahe aneinander geschoben sind, dass sie Kontakt bilden, 

 ein Funke also zwischen ihnen nicht gebildet wird. Wir erhalten dann 



