2 K. Ängsteöm, 



recherches qu'on pourra déterminer par des mesures photométriques 

 la distribution de l'énergie dans cette partie du spectre. En second 

 lieu, il nous sera possible de décider si et comment les formules établies 

 pour «le rayonnement des corps noirs» sont applicables aux spectres 

 visibles de nos sources de lumière ordinaires provenant du rayonne- 

 ment d'un corps solide. 



Le but des présentes recherches est de contribuer à la solution 

 de ces questions. La lampe Hefner nous fournit un étalon qui se 

 prête bien à la photométrie pratique, et c'est la distribution de l'énergie 

 dans le spectre de cette lampe que j'ai cherché à déterminer. Je me 

 suis aussi proposé d'évaluer l'énergie dans la radiation totale de la 

 «bougie-mètre» [Ltix] de même que de donner l'énergie dans le spectre 

 de cette radiation en mesures absolues. Comme résultat secondaire, 

 j'ai obtenu les valeurs correspondantes pour une lampe électrique à 

 incandescence. 



Julius Thomsen') essaya déjà en 1865 à déterminer l'énergie 

 de la radiation lumineuse, ou, comme on l'a aussi exprimé, l'équivalent 

 mécanique de la lumière, et en 1889 0. Tumliez^) détermina la môme 

 (juantité pour la lampe Hefner. Celui-ci détermina la radiation totale 

 Q en mesures absolues par une espèce de thermomètre à air et la ra- 

 diation lumineuse L en supprimant le rayonnement infra-rouge par 

 l'absorption dans une épaisse couche d'eau. Cette méthode de séparer 

 le rayonnement lumineux du rayonnement infra-rouge — méthode qui 

 du i-este a été employée même tout récemment — laisse, on le com- 

 prend aisément, beaucoup à désirer, le rapport L/Q entre le rayoïme- 

 ment lumineux et le rayonnement total ainsi trouvé étant trop grand. 

 La valeur de L/Q aura pourtant toujours en une certaine mesure 

 quelque chose d'arbitraire, comme dépendant du choix de la limite 

 entre le spectre visible et le spectre infra-rouge. Dans ce qui suit, 

 nous fixerons cette limite comme cela se fait d'ordinaire à X = 7600 

 unités d'ÀNGSTROM ou l = 0,76 /u. 



La lampe Hefner que nous avons employée est une lampe nor- 

 male de Siemens & Halske, de la forme adoptée par le «Physik. Techn. 

 Reichsanstalt»^ de Charlottenbourg, munie d'une disposition pour ajuster 

 la hauteur de la flanune. Une pièce auxiliaire permet de contrôler 

 l'exactitude des différentes parties de la lampe. Le diamètre extérieur 

 du tube du bec est de 0,82 cm, le diamètre intérieur de 0,8 cm, la 



>) .]. Thomsen, Pogg. Ann. 125, 348, 1865. 

 ^) O. TuMLiRz, Wied. Ann. 38, 640, 1889. 



