ENERGIE DANS LE SPECTRE VISIüLK. à 



hauteur au-dessus du réservoir de la lampe de 3 cm, la hauteur de la 

 tlaiumc do -l- cm. I/acétate d'amylo employé provenait de la pharmacie 

 de rihiiversité d'Upsal. C'est la radiation de cette lampe tombant sur 

 une surface de 1 cui'- à la distance d"un mètre qui constitue l'unité 

 d'éclairement ou la liou^ic-mètre {Liu) examinée ici. 



2. Caractère général du rayonnement de la lampe Hefner. 



Les spectres d'énergie des flammes provenant de la combustion 

 des di\ci-s composés hydrocarbonés présentent tous essenliellement le 

 même caractère. Par dessus le spectre d'énergie continu des parti- 

 cules incandescentes du carbone, se posent les spectres des produits 

 gazeux de la combustion, c'est-à-dire les spectres discontinus de la 

 vapeur d'eau et de l'acide carbonique. Le rayonnement de la lampe 

 Hefner ne fait pas exception à cet égard. 



Pour donner une idée du caractère général du spectre infra- 

 rouge de la lampe Hefner, je me suis servi du spectro-bolomètre à 

 enregistrement photographique décrit ailleurs'). En même temps j'ai 

 enregistré le spectre d'énergie d'une lampe à incandescence, je l'ai 

 comparé avec le spectre continu de la lampe Hefner et j'ai cherché à 

 déterminer l'intensité du courant dans la lampe à incandescence pour 

 laquelle les deux spectres d'énergie sont aussi identiques que possible. 

 La lampe électrique employée à cet effet et dans les recherches pour 

 lesquelles je rendrai compte dans ce qui suit venait de la «Bayrische 

 tdiUilampenfabrik» à Munich. Le fil de carbone de cette lampe est 

 très mince et maintenu parfaitement rigide par un autre fil de carbone 

 plus gros en forme d'arc. Dans des conditions normales, cette lampe 

 exige avec une tension de Ki volt un courant de 0,2.5 amp. J'ai 

 remplacé le globe de verre de la lampe par un tube fait exprès, tel 

 qu'on le voit fig. 3, PI. L Une lame de spath fluor est hermétique- 

 ment cimentée à l'embouchure A, le tube B contient de l'anhydride 

 idiosphorique et le fil d'incandescence est entouré par un tube cylin- 

 drique de métal noirci au platine à l'intéi-ieur et muni du côté tourné 

 \ers la fenêtre d'une petite ouverture rectangulaire. 



La lampe a été alimentée par un courant de huit grands accu- 

 mulateurs. Le courant réglé par résistance a été déterminé par un 

 milliampèremètre de précision. Pur un miroir concave argenté d'une 

 distance focale = 67 cm, on a projeté l'image de la source de lumière 



') K. Ångström, Acta Soc. Upsal. 1895. The Pliys. Review 111, i;{7, 1S95. 



