ENEEGIE DANS LE SPKL'TRE VISIIU.E. Ö 



C'ulairement au faisceau luniiueux au uioyen d'une vis niicf()inétri(|ue V. 

 Les rayons qui passent à côté <k\ l'écran sont concentrés en B en 

 une image unicolore par la lentille cylindrique C. En B on peut placer 

 un bolonièlre ou un photomètre F. Pour éviter riulluence perturbatrice 

 (le la radiation des parlies échauffées de rinslrument. une cuve d'eau 

 est placée en A. 



Un écran /s", permet d'intercepter à volonté la radiation émise 

 par .S. Toutes les parties de l'appareil sont montées sur un banc 

 optique très solide (de Lutz à Paris), ce qui permet facilement l'ajustage. 



Si l'on fait reculer E de sorte que le spectre visible passe inté- 

 gralement, il est évident qu'on obtiendra en B une image blanche. En 

 pla(;ant en H une lampe Hefner et en remplaçant le bolomètre B par 

 un photomètre F on pourra régler l'intensilé du courant dans la lampe 

 à incandescence S, de façon que la lumière de cette lampe en B ait la 

 même couleur que celle provenant de la lampe Hefner. L'intensité de 

 courant nécessaire s'est trouvée = 0,21 amp. et une comparaison spec- 

 trophofométrique des deux lumières a aussi prouvé que la distribution 

 spectrale de l'énergie dans ce cas est la même, ce qui concorde par- 

 faitement avec les résultats déjà obtenus dans le spectre infra-rouge. 



Ensuite on remplace le photomètre par un spectroscope muni 

 d'une échelle évaluée empiriquement en longueurs d'onde. On fait 

 avancer l'écran E et pour chaque ajustage de l'écran par la vis mi- 

 crométrique on peut déterminer la longueur d'onde de la limite de la 

 lumière qui passe. 



Cela fait, on remplace le spectroscope par un bolomètre très 

 sensible et l'on détermine la radiation poui- différentes positions de 

 l'écran E. On mesure ainsi l'énergie totale qui se trouve dans le 

 spectre examiné entre la limite extrême idtraviolette et une certaine 

 longueui- d'onde déterminée par la position de l'écran, c'est-à-dire 



J If(H . Ces valeurs sont désignées par L ou L^ dans ce qui suit. 



Le rayonnement (jui [lasse à côté de l'écran et qui produit 1 in- 

 dication du bolomètre n'est évidemment ]ias tout à fait pur, il est 

 mêlé de lumière étrangère, c'est-à-dire de lumiei-e qui aurait dû être 

 interceptée par l'écran. Voici comment j'ai procédé pour corriger les 

 erreurs causées par cette lumière étrangère. 



Lin spectroscope muni de la double fente Vierordt et d'un dia- 

 phragme rectangulaire, introduit dans le plan focal do l'oculaii'e. fut 

 placé de sorte que l'ouverture de la fente se ti'(Mnàt en B (iig. 1 ), ou 



